# deviceString

english:
Important: Calibrate conductivity before dissolved oxygen, depth, and ISEs, when applicable. Important: Make sure that a temperature compensation method is selected in the  conductivity sensor settings. Make sure that "None" is not selected. 1. Clean the sensors. Refer to the sensor manual. 2. Fill the storage cup about 1/4 full with deionized water and install the cap. 3. Shake the sonde vigorously for 6 seconds, then discard. 4. Do steps 2 and 3 two more times. 5. Dry the conductivity sensor. 6. Enter 0, then click Next.

spanish:
Advertencia: las mediciones de conductividad son muy sensibles a la temperatura. En Configuración de parámetros, asegúrese de que la compensación de temperatura NO está establecida en 'Ninguna' antes de la calibración. Enjuague el sensor de conductividad con agua desionizada. Seque perfectamente. Introduzca 0 y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura.

french:
Calibrez la conductivité avant l'oxygène dissous, le niveau et les capteurs ISE lorsque ces paramètres sont présents. Avertissement&nbsp;: les mesures de conductivité sont très sensibles à la température. Dans les paramètres, assurez-vous que la compensation de température n'est pas réglée sur «&nbsp;Aucun&nbsp;» avant l'étalonnage. Rincez le capteur de conductivité avec de l'eau déminéralisée. Séchez soigneusement. Saisissez la valeur 0, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture.

german:
Kalibrieren Sie die Leitfähigkeit vor DO, Tiefe und ISEs, wenn anwendbar. Warnung: Leitfähigkeitsmessungen sind sehr temperaturabhängig. Achten Sie in den Parametereinstellungen darauf, dass die Temperaturkompensation vor der Kalibrierung NICHT auf „Keine“ gesetzt ist. Spülen Sie den Leitfähigkeitssensor mit entionisiertem Wasser. Trocknen Sie ihn sorgfältig. Geben Sie 0 ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“.

portuguese:
Calibre condutividade antes de oxigênio dissolvido, profundidade e ISEs, quando aplicável. Atenção:  as medições de condutividade são muito sensíveis à temperatura. Nos Parâmetros de Configuração, certifique-se de que compensação de temperatura não é definido como "Nenhum" antes da calibração. Enxague sensor de condutividade com água deionizada. Seque-os completamente. Digite 0 e, em seguida, clique  Avançar. Quando a leitura estiver estável, clique Salvar

italian:
Calibrare la conducibilità prima di Ossigeno Disciolto, Profondità e Ioni Selettivi. Avviso: le misurazioni della conducibilità sono estremamente sensibili alla temperatura. In Impostazioni parametro, assicurarsi che la compensazione di temperatura NON sia impostata su 'Nessuna' prima della calibrazione. Risciacquare il sensore di conducibilità con acqua deionizzata. Asciugare accuratamente. Immettere 0, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura.

chinese:
当应用时，在溶解氧、离子电极和深度传感器之前校准电导率。警告：电导率测量对温度变化非常敏感。 在参数设置中，确保在校准之前温度补偿未设置为“无”。 使用去离子水冲洗电导率传感器。 彻底干燥。 输入 0，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。

japanese:
警告:電導度測定は温度の影響を強く受けます。 項目名設定では、温度補正が [なし] に設定されていないことを確認してから、校正を行ってください。 電導度センサーを純水ですすぎ、その後 完全に乾かします。 0 を入力してから、[次へ] を選択します。 読み値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。

ste:
Warning: conductivity measurements are very temperature sensitive. In Parameter Settings, make sure that temperature compensation is NOT set to 'None' before calibration. Rinse conductivity sensor with deionized water. Dry thoroughly. Enter 0, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading.


english:
Important: Make sure that the conductivity range of the standards includes the typical conductivity value of the deployment environment. 1. Fill the storage cup about 1/4 full with deionized water and install the cap. 2. Shake the sonde vigorously for 6 seconds, then discard. 3.  Do steps 1 and 2 two times with the conductivity standard. 4. Fill the storage cup to the top of the conductivity cell opening with the conductivity standard. 5. Enter the value of the conductivity standard, adjusted for temperature if necessary. 6. Click Next.

spanish:
Enjuague el sensor de conductividad con agua desionizada. Rellene la cubeta de almacenamiento con solución de conductividad hasta alcanzar aproximadamente un 25%. Agite enérgicamente para enjuagar y deseche. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta la parte inferior de la rosca con estándar de conductividad. Introduzca el estándar tal y como esté etiquetado y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Rincez le capteur de conductivité avec de l'eau déminéralisée. Remplissez la coupe de stockage à environ 25&nbsp;% avec la solution de conductivité. Agitez vigoureusement pour rincer, puis videz. Remplissez la coupe de stockage jusqu'au bas du filetage avec une solution de conductivité. Saisissez la solution comme sur l'étiquette, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Spülen Sie den Leitfähigkeitssensor mit entionisiertem Wasser. Füllen Sie die Lagerkappe zu etwa 25&nbsp;% mit Leitfähigkeitslösung. Schütteln Sie kräftig und verwerfen Sie die Lösung. Füllen Sie die Lagerkappe bis zum unteren Rand des Gewindes mit Leitfähigkeitsstandard. Geben Sie den Standard wie beschriftet ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Enxágue o sensor de condutividade com água deionizada. Encha cerca de 25% do compartimento de armazenamento com solução de condutividade. Agite vigorosamente para enxaguar e descarte. Encha o compartimento de armazenamento abaixo das linhas com padrão de condutividade. Insira o padrão como rotulado e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Risciacquare il sensore di conducibilità con acqua deionizzata. Riempire la coppa di stoccaggio con una soluzione di conducibilità al 25%. Scuotere energicamente per sciacquare, quindi gettare. Riempire la coppa di stoccaggio fino alla parte inferiore delle filettature con uno standard di conducibilità. Immettere lo standard come etichettato, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

chinese:
使用去离子水冲洗电导率传感器。 向储存杯中注入约 25% 满电导溶液。 用力摇晃冲洗后倒掉。 向储存杯中注入电导标准液至螺纹底部。 按标签所示输入标准液，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。

japanese:
電導度センサーを純水ですすぎます。  保護カップの約 25 % の位置まで電導度標準液を満たします。 十分なとも洗いを行い廃棄します。 保護カップの計量目盛りの一番下まで電導度標準液を満たします。 値を 標準液のラベルの記載どおりに入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Rinse conductivity sensor with deionized water. Fill storage cup about 25% full with conductivity solution. Shake vigorously to rinse and discard. Fill storage cup to bottom of threads with conductivity standard. Enter standard as labeled, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


chinese: 将称重的传感器护罩装到探头上，然后倒置使传感器朝下。 输入 0，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。
english:
Important: Calibrate at the barometric pressure of the deployment environment. Calibrate with the sensors pointing down.  1. Clean the sensors. Refer to the sensor manual. 2. Enter the value of the depth of the sensor. 3. Click Next.

spanish:
Coloque la protección lastrada del sensor en la sonda y póngala boca abajo de modo que los sensores apunten hacia abajo. Introduzca 0 y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Fixez la protection de capteur lestée sur la sonde et retournez-la de sorte que les capteurs soient orientés vers le bas. Saisissez la valeur 0, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Bringen Sie den beschwerten Sensorschutz an der Sonde an und drehen diese, sodass die Sensoren nach unten weisen. Geben Sie 0 ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Acople a proteção do sensor de peso à sonda e vire de cabeça para baixo para que os sensores apontem para baixo. Digite 0 e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Fissare una protezione per sensore con peso sulla sonda e capovolgerla in modo che i sensori siano rivolti verso il basso. Immettere 0, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

japanese:
センサーガードをゾンデに取り付け、センサーを下に向けます。 0 を入力してから、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Attach weighted sensor guard to sonde and turn upside down so the sensors point downward. Enter 0, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


english:
Accurate barometric pressure is necessary to calibrate with this method.  If you did not enter the barometric pressure in the previous screen click Cancel.  For calibration rinse the Clark cell with deionized water. Fill storage cup to bottom of Clark cell O-ring with water. Make sure that circulator is on. Enter 100, then click Next. When the reading is stable, click Save Reading. To accept the calibration, click Save Calibration.

spanish:
Es necesario que la presión barométrica sea precisa para poder calibrar con este método.  Si no ha introducido la presión barométrica en la pantalla anterior, seleccione Cancelar.  Para realizar la calibración, enjuague la célula de Clark con agua desionizada. Rellene con agua la cubeta de almacenamiento hasta la junta tórica de la célula de Clark. Asegúrese de que el circulador está encendido. Introduzca 100 y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Cette méthode d'étalonnage exige une pression barométrique précise.  Si vous ne saisissez pas la pression barométrique dans l'écran précédent, sélectionnez Annuler.  Pour l'étalonnage rincez la cellule Clark avec de l'eau déminéralisée. Remplissez la coupe de stockage jusqu'au bas du joint torique de la cellule Clark avec de l'eau. Assurez-vous que le circulateur est en marche. Saisissez la valeur 100, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Für die Kalibrierung nach diesem Verfahren ist der genaue Atmosphärendruck notwendig.  Wenn Sie den Atmosphärendruck nicht im vorherigen Bildschirm eingegeben haben, wählen Sie „Abbrechen“.  Spülen Sie für die Kalibrierung die Clark-Zelle mit entionisiertem Wasser. Füllen Sie die Lagerkappe bis zum Beginn des Rundrings der Clark-Zelle mit Wasser. Achten Sie darauf, dass der Zirkulator eingeschaltet ist. Geben Sie 100 ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
É necessária uma pressão barométrica precisa para calibrar com este método.  Se você não inseriu a pressão barométrica na tela anterior, selecione Cancelar.  Na calibração, enxágue a célula de Clark com água deionizada. Preencha o compartimento de armazenamento com água abaixo do anel O da célula de Clark. Verifique se o circulador está ligado. Digite 100 e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
È necessaria una pressione barometrica precisa per effettuare la calibrazione con questo metodo.  Se non è stata immessa la pressione barometrica nella schermata precedente, selezionare Annulla.  Per effettuare la calibrazione, risciacquare la cella Clark con acqua deionizzata. Riempire la coppa di stoccaggio fino alla parte inferiore dell'o-ring della cella Clark con acqua. Accertarsi che il circolatore sia attivo. Immettere 100, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

chinese:
使用该方法校准时，必须确保大气压力准确。  如果您在前一屏幕中未输入大气压力，请选择“取消”。  为了进行校准，使用去离子水冲洗 Clark cell（电化学测量元件）。 向储存杯中加水至 Clark cell O 型圈底部。 确保循环器开启。 输入 100，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。

japanese:
この方法で校正するには、正確な大気圧が必要です。  前の画面で大気圧を入力しなかった場合は、[キャンセル] を選択してください。  校正する場合は、隔膜電極を純水ですすぎます。 保護カップに、隔膜電極 のO リングより下まで水を満たします。 攪拌機がオンになっていることを確認してください。 100 を入力してから、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Accurate barometric pressure is necessary to calibrate with this method.  If you did not enter the barometric pressure in the previous screen select Cancel.  For calibration rinse the Clark cell with deionized water. Fill storage cup to bottom of Clark cell O-ring with water. Make sure that circulator is on. Enter 100, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


chinese: 使用去离子水冲洗 Clark cell。 将传感器放入已知浓度 (mg/L) 的溶液中。 输入已知氧浓度，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。
english:
Rinse Clark cell with deionized water. Put sensor into solution with known concentration in mg/L.  Enter the known oxygen concentration, then click Next. When the reading is stable, click Save Reading. To accept the calibration, clilck Save Calibration.

spanish:
Enjuague la célula de Clark con agua desionizada. Introduzca el sensor en la solución con concentración conocida en mg/L.  Introduzca la concentración de oxígeno conocida y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Rincez la cellule Clark avec de l'eau déminéralisée. Placez le capteur dans une solution dont la concentration est connue en mg/l.  Saisissez la concentration d'oxygène, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Spülen Sie die Clark-Zelle mit entionisiertem Wasser. Geben Sie den Sensor in eine Lösung mit einer bekannten Konzentration in mg/l.  Geben Sie die bekannte Sauerstoffkonzentration ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Enxágue a célula de Clark com água deionizada. Coloque o sensor na solução com concentração conhecida em mg/L.  Insira a concentração de oxigênio conhecida e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Risciacquare la cella Clark con acqua deionizzata. Posizionare il sensore in una soluzione a concentrazione nota in mg/L.  Immettere la concentrazione di ossigeno nota, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

japanese:
隔膜電極を純水ですすぎます。 センサーを溶存酸素濃度 (mg/L) が既知である溶液に浸します。  既知の酸素濃度を入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Rinse Clark cell with deionized water. Put sensor into solution with known concentration in mg/L.  Enter the known oxygen concentration, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


chinese: 使用去离子水冲洗荧光计。 向储存杯中注入过滤水至螺纹底部。 输入 0，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。
english:
Important: To make sure that the sensor is protected from light calibrate with the sensor pointing down. Clean the sensor (Refer to the sensor manual.) Flush the sensors by doing the next two steps three times: 1.Fill the storage cup 1/4 full with deionized water and install the cap. 2.Shake the sonde for 6 seconds then discard the water. Fill storage cup to bottom of threads with filtered water. Install the bottom cap. Turn the sonde to point sensors down. Enter 0, then select Next. When the measurement is stable, select Save Reading.

spanish:
Enjuague el fluorómetro con agua desionizada. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta la parte inferior de la rosca con agua filtrada. Introduzca 0 y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura.

french:
Rincez le fluoromètre avec de l'eau déminéralisée. Remplissez la coupe de stockage jusqu'au bas du filetage avec de l'eau filtrée. Saisissez la valeur 0, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture.

german:
Spülen Sie das Fluorometer mit entionisiertem Wasser. Füllen Sie die Lagerkappe bis zum unteren Rand des Gewindes mit gefiltertem Wasser. Geben Sie 0 ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“.

portuguese:
Enxágue o fluorômetro com água deionizada. Encha o compartimento de armazenamento abaixo das linhas com água filtrada. Digite 0 e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura.

italian:
Sciacquare il fluorimetro con acqua deionizzata. Riempire la coppa di stoccaggio fino alla parte inferiore delle filettature con acqua filtrata. Immettere 0, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura.

japanese:
蛍光センサーを純水ですすぎます。 保護カップの計量目盛りの一番下まで濾過水を満たします。 0 を入力してから、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。

ste:
Rinse fluorometer with deionized water. Fill storage cup to bottom of threads with filtered water. Enter 0, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading.


english:
Discard water and dry. Fill storage cup to bottom of threads with blue-green algae sample. Refer to instruction manual (part # ?) for details on removal and getting a standard. Install the bottom cap. Turn the sonde to point sensors down. Enter an estimated value for the sample. When the measurement is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.  This completes the first half of the calibration.

spanish:
Deseche el agua y séquela. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta la parte inferior de la rosca con muestra de algas verde-azules. Consulte el manual de instrucciones para obtener detalles sobre la eliminación y la obtención de un estándar. Introduzca el valor calculado a partir de la eliminación. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Videz l'eau et séchez. Remplissez la coupe de stockage jusqu'au bas du filetage avec l'échantillon d'algues bleues vertes. Pour de plus amples informations sur le prélèvement et l'obtention d'une solution, reportez-vous au manuel d'instructions. Saisissez la valeur calculée à l'aide du prélèvement. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Verwerfen Sie das Wasser und trocknen Sie alles. Füllen Sie den Lagerungsbecher bis zum unteren Rand des Gewindes mit einer Blaualgenprobe. Einzelheiten zum Beseitigen und Erlangen eines Standards finden Sie in der Bedienungsanleitung. Geben Sie den von der Entnahme errechneten Wert ein. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Retire a água e seque. Encha o compartimento de armazenamento abaixo das linhas com amostras de algas azuis-verdes. Consulte o manual de instruções para obter detalhes sobre a remoção e obter um padrão. Insira o valor calculado na remoção. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Gettare l'acqua e asciugare. Riempire la coppa di stoccaggio fino alla parte inferiore delle filettature con un campione di alghe verdi-blu. Fare riferimento al manuale delle istruzioni per ulteriori dettagli sulla rimozione e l'inserimento dello standard. Immettere il valore calcolato dalla rimozione. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

chinese:
倒掉水并干燥。 向储存杯中注入蓝绿藻样品至螺纹底部。 关于排放和加注标准液的详细信息，请参阅说明手册。 输入已排放标准液计算得到的数值。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。

japanese:
水をすてて十分乾燥します。 保護カップの計量目盛り一番下まで標準となる既知濃度藍藻類溶液を満たします。 標準液作成方法は、別途取扱説明書を参照ください。   読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Discard water and dry. Fill storage cup to bottom of threads with blue-green algae sample. Refer to instruction manual for details on removal and getting a standard. Enter the value calculated from removal. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


english:
Discard water and dry. Fill storage cup to bottom of threads with chlorophyll a sample. Refer to instruction manual for details on removal and getting a standard. Install the bottom cap. Turn the sonde to point sensors down. Enter an estimated value for the sample. When the measurement is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.  This completes the first half of the calibration.

spanish:
Deseche el agua y séquela. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta la parte inferior de la rosca con una muestra de clorofila a. Consulte el manual de instrucciones para obtener detalles sobre la eliminación y la obtención de un estándar. Introduzca el valor calculado a partir de la eliminación. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Videz l'eau et séchez. Remplissez la coupe de stockage jusqu'au bas du filetage avec l'échantillon de chlorophylle. Pour de plus amples informations sur le prélèvement et l'obtention d'une solution, reportez-vous au manuel d'instructions. Saisissez la valeur calculée à l'aide du prélèvement. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Verwerfen Sie das Wasser und trocknen Sie alles. Füllen Sie die Lagerkappe bis zum unteren Rand des Gewindes mit einer Chlorophyllprobe. Einzelheiten zum Beseitigen und Erlangen eines Standards finden Sie in der Bedienungsanleitung. Geben Sie den von der Entnahme errechneten Wert ein. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Retire a água e seque. Encha o compartimento de armazenamento abaixo das linhas com uma amostra de clorofila. Consulte o manual de instruções para obter detalhes sobre a remoção e obter um padrão. Insira o valor calculado na remoção. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Gettare l'acqua e asciugare. Riempire la coppa di stoccaggio fino alla parte inferiore delle filettature con un campione di clorofilla a. Fare riferimento al manuale delle istruzioni per ulteriori dettagli sulla rimozione e l'inserimento dello standard. Immettere il valore calcolato dalla rimozione. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

chinese:
倒掉水并干燥。 向储存杯中注入叶绿素 a 样品至螺纹底部。 关于排放和加注标准液的详细信息，请参阅说明手册。 输入已排放标准液计算得到的数值。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。

japanese:
水をすてて十分乾燥します。 保護カップの計量目盛り一番下まで標準となる既知濃度クロロフィル a 溶液を満たします。 標準液作成方法は、別途取扱説明書を参照ください。   読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Discard water and dry. Fill storage cup to bottom of threads with chlorophyll a sample. Refer to instruction manual for details on removal and getting a standard. Enter the value calculated from removal. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


chinese: 使用去离子水冲洗荧光计并干燥。 向储存杯中注入去离子水至螺纹底部。 输入 0，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。
english:
Important: To make sure that the sensor is protected from light calibrate with the sensor pointing down. Clean the sensor (Refer to the sensor manual.) Flush the sensors by doing the next two steps three times: 1.Fill the storage cup 1/4 full with deionized water and install the cap. 2.Shake the sonde for 6 seconds then discard the water. Fill storage cup to bottom of threads with deionized water. Install the bottom cap. Turn the sonde to point sensors down. Enter 0, then select Next. When the measurement is stable, select Save Reading.

spanish:
Enjuague el fluorómetro con agua desionizada y séquelo. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta la parte inferior de la rosca con agua desionizada. Introduzca 0 y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura.

french:
Rincez le fluoromètre avec de l'eau déminéralisée et séchez-le. Remplissez la coupe de stockage jusqu'au bas du filetage avec de l'eau déminéralisée. Saisissez la valeur 0, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture.

german:
Spülen Sie das Fluorometer mit entionisiertem Wasser, und trocknen Sie es. Füllen Sie die Lagerkappe bis zum unteren Rand des Gewindes mit entionisiertem Wasser. Geben Sie 0 ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“.

portuguese:
Enxágue o fluorômetro com água deionizada e seque. Encha o compartimento de armazenamento abaixo das linhas com água deionizada. Digite 0 e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura.

italian:
Sciacquare il fluorimetro con acqua deionizzata e asciugare. Riempire la coppa di stoccaggio fino alla parte inferiore delle filettature con acqua deionizzata. Immettere 0, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura.

japanese:
蛍光センサーを純水ですすぎます。 保護カップの計量目盛りの一番下まで濾過水を満たします。 0 を入力してから、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。

ste:
Rinse fluorometer with deionized water and dry. Fill storage cup to bottom of threads with deionized water. Enter 0, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading.


chinese: 倒掉水并干燥。 向储存杯中注入若丹明 WT 标准液至螺纹底部。 按标签所示输入标准液，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。
english:
Discard water and dry. Fill storage cup to bottom of threads with rhodamine WT standard. Install the bottom cap. Turn the sonde to point sensors down. Enter the value of the standard, then select Next. When the measurement is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.

spanish:
Deseche el agua y séquela. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta la parte inferior de la rosca con estándar de rodamina WT. Introduzca el estándar tal y como esté etiquetado y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Videz l'eau et séchez. Remplissez la coupe de stockage jusqu'au bas du filetage avec une solution rhodamine WT. Saisissez la solution comme sur l'étiquette, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Verwerfen Sie das Wasser und trocknen Sie alles. Füllen Sie die Lagerkappe bis zum unteren Rand des Gewindes mit Rhodamin&nbsp;WT-Standard. Geben Sie den Standard wie beschriftet ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Retire a água e seque. Encha o compartimento de armazenamento abaixo das linhas com PTR padrão. Insira o padrão como rotulado e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Gettare l'acqua e asciugare. Riempire la coppa di stoccaggio fino alla parte inferiore delle filettature con uno standard di rodamina WT. Immettere lo standard come etichettato, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

japanese:
水をすてて十分乾燥します。 保護カップの計量目盛り一番下まで標準となる既知濃度ローダミンWT 溶液を満たします。 値を入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Discard water and dry. Fill storage cup to bottom of threads with rhodamine WT standard. Enter standard as labeled, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


english:
Important: Use Zobell's calibration standard. 1. Clean the sensors. Refer to the sensor manual. 2. Fill the storage cup about 1/4 full with deionized water. 3. Shake the sonde vigorously for 6 seconds, then discard. 4. Do steps 2 and 3 again. 5. Do steps 2 and 3 two times with Zobell's ORP calibration standard. 6. Fill the storage cup to the bottom of the treads with the Zobell's ORP calibration standard. 7. Click Next.

spanish:
Enjuague el sensor de ORP con agua desionizada. Rellene la cubeta de almacenamiento con solución de Zobell hasta alcanzar un 25%. Agite enérgicamente para enjuagar y deseche el fluido en un contenedor de residuos especificado. No lo deseche en un fregadero. Rellene la cubeta de almacenamiento con solución de Zobell hasta que los sensores ORP y de referencia se encuentren completamente bajo el líquido. Introduzca el estándar tal y como esté etiquetado y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Rincez le capteur ORP avec de l'eau déminéralisée. Remplissez la coupe de stockage à 25&nbsp;% avec la solution Zobell. Agitez vigoureusement pour rincer et videz dans un conteneur de déchets spécifique. Ne jetez pas dans le lavabo. Remplissez la coupe de stockage de solution Zobell jusqu'à ce que l'ORP et les capteurs de référence soient complètement immergés. Saisissez la solution comme sur l'étiquette, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Spülen Sie den ORP-Sensor mit entionisiertem Wasser. Füllen Sie den Lagerungsbecher zu etwa 25&nbsp;% mit Zobell-Lösung. Zum Spülen kräftig schütteln und anschließend die Lösung in den dafür vorgesehenen Abfallbehälter verwerfen. Geben Sie die Lösung nicht in den Abfluss. Füllen Sie die Lagerkappe mit Zobell-Lösung, bis der ORP-Sensor und die Referenzsensoren vollständig mit Flüssigkeit bedeckt sind. Geben Sie den Standard wie beschriftet ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Enxágue o sensor ORP com água deionizada. Encha cerca de 25% do compartimento de armazenamento com solução de Zobell. Agite vigorosamente para enxaguar e descarte em um contêiner para resíduos adequado. Não descarte na pia. Encha o compartimento de armazenamento com solução de Zobell até os sensores ORP e de referência ficarem completamente cobertos com o líquido. Insira o padrão como rotulado e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Risciacquare il sensore ORP con acqua deionizzata. Riempire la coppa di stoccaggio con una soluzione Zobell al 25%. Scuotere energicamente per sciacquare e gettare in un contenitore per rifiuti adeguato. Non smaltire nel lavello. Riempire la coppa di stoccaggio con una soluzione Zobell finché i sensori ORP e di riferimento non sono completamente immersi sotto il liquido. Immettere lo standard come etichettato, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

chinese:
使用去离子水冲洗 ORP 传感器。 向储存杯中注入 25%满 Zobell 溶液。 用力摇晃清洗后倒入指定的废液收集容器中。 不得倒入水槽中。 向储存杯中注入 Zobell 溶液，直到 ORP 和参考传感器均完全浸入液体中。 按标签所示输入标准液，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。

japanese:
pH/ORPセンサー、及び比較電極を純水ですすぎます。 保護カップの約 25 % の位置までZobel溶液を満たします。 十分なとも洗いを行い、廃液タンクへ廃棄します。 流し台から下水に流さないでください。 ORPセンサーおよび比較電極が完全に液面下になるまで、保護カップに ZoBell 溶液を満たします。 値を標準液のラベルの記載どおりに入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Rinse ORP sensor with deionized water. Fill storage cup 25% full with Zobell's solution. Shake vigorously to rinse and discard in specified waste container. Do not dispose in sink. Fill storage cup with Zobell's solution until ORP and reference sensors are fully put under liquid. Enter standard as labeled, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


english:
Important: Calibrate pH before ISEs and ORP, when applicable. 1. Clean the sensors. Refer to the sensor manual. 2. Fill the storage cup about 1/4 full with deionized water and install the cap. 3. Shake the sonde vigorously for 6 seconds, then discard. 4. Do steps 2 and 3 two more times. 5. Do steps 2 and 3 two times with pH 7 standard. 6. Fill the storage cup to the bottom of the threads with pH 7 standard. 7. Enter a value of 7.00, adjusted for temperature if necessary. 8. Click Next.  Note: If the pH reading does not become stable, refer to the Maintenance section of the sensor user manual.

spanish:
Enjuague el sensor de pH con agua desionizada. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta alcanzar un 25% con solución estándar de pH 7. Agite enérgicamente para enjuagar y deseche. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta la parte inferior de la rosca con estándar pH 7. Introduzca el estándar tal y como esté etiquetado y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura.

french:
Calibrez le pH avant les capteurs ISE lorsque ces paramètres sont présents. Rincez le capteur de pH avec de l'eau déminéralisée. Remplissez la coupe de stockage à 25&nbsp;% avec la solution pH 7. Agitez vigoureusement pour rincez, puis videz. Remplissez la coupe de stockage jusqu'au bas du filetage avec une solution pH 7. Saisissez la solution comme sur l'étiquette, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture.

german:
Kalibrieren Sie den pH-Sensor vor ISEs, wenn anwendbar. Spülen Sie den pH-Sensor mit entionisiertem Wasser. Füllen Sie die Lagerkappe zu 25% mit pH 7-Standardlösung. Schütteln Sie kräftig und entsorgen Sie die Lösung. Füllen Sie die Lagerkappe bis zum unteren Rand des Gewindes mit pH 7-Standard. Geben Sie den Standard wie beschriftet ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“.

portuguese:
Calibre pH antes de ISEs, quando aplicável. Enxágue o sensor de pH com água deionizada. Enche 25% do copo de armazenamento com solução de pH 7. Agite vigorosamente para enxaguar e descarte. Enche o copo de armazenamento solução pH 7 quase ate cobrir os sensores.  Digite a solução como indicada no rótulo e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar Leitura.

italian:
Calibrare il pH prima degli Ioni Selettivi. Risciacquare il sensore pH con acqua deionizzata. Riempire la coppa di stoccaggio al 25% con una soluzione standard a pH 7. Scuotere energicamente per sciacquare, quindi gettare. Riempire la coppa di stoccaggio fino alla parte inferiore delle filettature con uno standard a pH 7. Immettere lo standard come etichettato, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura.

chinese:
当应用时，在离子电极之前校准PH。使用去离子水冲洗 pH 传感器。 向储存杯中注入 25% 满 pH＝7 的标准溶液。 用力摇晃冲洗后倒掉。 向储存杯中注入 pH 7 标准液至螺纹底部。 按标签所示输入标准液，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。

japanese:
pHセンサー、及び比較電極を純水ですすぎます。 保護カップの 25 % の位置まで pH 7 標準液を満たします。 十分なとも洗いを行い、廃棄します。 保護カップの計量目盛り一番下まで pH 7 標準液を満たします。 値を標準液のラベルの記載どおりに入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。

ste:
Rinse pH sensor with deionized water. Fill storage cup 25% full with pH 7 standard solution. Shake vigorously to rinse and discard. Fill storage cup to bottom of threads with pH 7 standard. Enter standard as labeled, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading.


english:
Important: Make sure that the pH range of the standards includes the typical pH value of the deployment environment. 1. Fill the storage cup about 1/4 full with deionized water and install the cap. 2. Shake the sonde vigorously for 6 seconds, then discard. 3. Do steps 1 and 2 two more times. 4. Do steps 1 and 2 two times with the second pH standard. 5. Fill the storage cup to the bottom of the threads with the pH standard. 6. Enter the pH value, adjusted for temperature if necessary. 7. Click Next.  

spanish:
Enjuague el sensor de pH con agua desionizada. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta alcanzar un 25% con solución estándar de pH. Agite enérgicamente para enjuagar y deseche. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta la parte inferior de la rosca con estándar de pH. Introduzca el estándar tal y como esté etiquetado y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura.

french:
Rincez le capteur de pH avec de l'eau déminéralisée. Remplissez la coupe de stockage à 25&nbsp;% avec la solution pH. Agitez vigoureusement pour rincez, puis videz. Remplissez la coupe de stockage jusqu'au bas du filetage avec une solution pH. Saisissez la solution comme sur l'étiquette, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture.

german:
Spülen Sie den pH-Sensor mit entionisiertem Wasser. Füllen Sie die Lagerkappe zu 25&nbsp;% mit pH-Standardlösung. Schütteln Sie kräftig und verwerfen Sie die Lösung. Füllen Sie die Lagerkappe bis zum unteren Rand des Gewindes mit pH-Standard. Geben Sie den Standard wie beschriftet ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“.

portuguese:
Enxágue o sensor de pH com água deionizada. Encha 25% do compartimento de armazenamento com solução de pH padrão. Agite vigorosamente para enxaguar e descarte. Encha o compartimento de armazenamento abaixo das linhas com pH padrão. Insira o padrão como rotulado e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura.

italian:
Risciacquare il sensore pH con acqua deionizzata. Riempire la coppa di stoccaggio al 25% con una soluzione standard a pH. Scuotere energicamente per sciacquare, quindi gettare. Riempire la coppa di stoccaggio fino alla parte inferiore delle filettature con uno standard a pH. Immettere lo standard come etichettato, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura.

chinese:
使用去离子水冲洗 pH 传感器。 向储存杯中注入 25% 满 pH 标准溶液。 用力摇晃冲洗后倒掉。 向储存杯中注入 pH 标准液至螺纹底部。 按标签所示输入标准液，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。

japanese:
pHセンサー、及び比較電極を純水ですすぎます。 保護カップの 25 % の位置まで pH 7 標準液を満たします。 十分なとも洗いを行い、廃棄します。 保護カップの計量目盛り一番下まで pH 7 標準液を満たします。 値を標準液のラベルの記載どおりに入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。

ste:
Rinse pH sensor with deionized water. Fill storage cup 25% full with pH standard solution. Shake vigorously to rinse and discard. Fill storage cup to bottom of threads with pH standard. Enter standard as labeled, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading.


english:
Important: Make sure that the pH range of the standards includes the typical pH value of the deployment environment. 1. Fill the storage cup about 1/4 full with deionized water and install the cap. 2. Shake the sonde vigorously for 6 seconds, then discard. 3. Do steps 1 and 2 two more times. 4. Do steps 1 and 2 two times with the third pH standard. 5. Fill the storage cup to the bottom of the threads with the pH standard. 6. Enter the pH value, adjusted for temperature if necessary. 7. Click Next.  

spanish:
Enjuague el sensor de pH con agua desionizada. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta alcanzar un 25% con la tercera solución estándar pH. Agite enérgicamente para enjuagar y deseche. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta la parte inferior de la rosca con el tercer estándar pH. Introduzca el estándar tal y como esté etiquetado y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura.

french:
Rincez le capteur de pH avec de l'eau déminéralisée. Remplissez la coupe de stockage à 25&nbsp;% avec la troisième solution pH. Agitez vigoureusement pour rincez, puis videz. Remplissez la coupe de stockage jusqu'au bas du filetage avec la troisième solution pH. Saisissez la solution comme sur l'étiquette, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture.

german:
Spülen Sie den pH-Sensor mit entionisiertem Wasser. Füllen Sie die Lagerkappe zu 25&nbsp;% mit der dritten pH-Standardlösung. Schütteln Sie kräftig und verwerfen Sie die Lösung. Füllen Sie die Lagerkappe bis zum unteren Rand des Gewindes mit dem dritten pH-Standard. Geben Sie den Standard wie beschriftet ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“.

portuguese:
Enxágue o sensor de pH com água deionizada. Encha 25% do compartimento de armazenamento com a terceira solução de pH padrão. Agite vigorosamente para enxaguar e descarte. Encha o compartimento de armazenamento abaixo das linhas com terceiro pH padrão. Insira o padrão como rotulado e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura.

italian:
Risciacquare il sensore pH con acqua deionizzata. Riempire la coppa di stoccaggio al 25% con una terza soluzione standard a pH. Scuotere energicamente per sciacquare, quindi gettare. Riempire la coppa di stoccaggio fino alla parte inferiore delle filettature con un terzo standard a pH. Immettere lo standard come etichettato, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura.

chinese:
使用去离子水冲洗 pH 传感器。 向储存杯中注入 25% 满第三 pH 值标准溶液。 用力摇晃冲洗后倒掉。 向储存杯中注入第三 pH 值标准液至螺纹底部。 按标签所示输入标准液，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。

japanese:
pH センサーを純水ですすぎます。 ストレージカップの 25 % の位置まで pH 標準液を満たします。 十分なとも洗いを行い、廃棄します。 ストレージカップの計量目盛りの一番下まで pH 標準液を満たします。 値を標準液のラベルの記載どおりに入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。

ste:
Rinse pH sensor with deionized water. Fill storage cup 25% full with third pH standard solution. Shake vigorously to rinse and discard. Fill storage cup to bottom of threads with third pH standard. Enter standard as labeled, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading.


english:
<<dup?>> Rinse pH sensor with deionized water. Fill storage cup 25% full with second pH standard solution. Shake vigorously to rinse and then discard. Fill storage cup to bottom of threads with second pH standard. Enter standard as labeled, then click Next. When the reading is stable, click Save Reading.</dup?>

spanish:
Enjuague el sensor de pH con agua desionizada. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta alcanzar un 25% con la segunda solución estándar de pH. Agite enérgicamente para enjuagar y deseche. Rellene la cubeta de almacenamiento hasta la parte inferior de la rosca con el segundo estándar de pH. Introduzca el estándar tal y como esté etiquetado y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura.

french:
Rincez le capteur de pH avec de l'eau déminéralisée. Remplissez la coupe de stockage à 25&nbsp;% avec la deuxième solution pH. Agitez vigoureusement pour rincez, puis videz. Remplissez la coupe de stockage jusqu'au bas du filetage avec la deuxième solution pH. Saisissez la solution comme sur l'étiquette, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture.

german:
Spülen Sie den pH-Sensor mit entionisiertem Wasser. Füllen Sie die Lagerkappe zu 25&nbsp;% mit der zweiten pH-Standardlösung. Schütteln Sie kräftig und verwerfen Sie die Lösung. Füllen Sie die Lagerkappe bis zum unteren Rand des Gewindes mit dem zweiten pH-Standard. Geben Sie den Standard wie beschriftet ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“.

portuguese:
Enxágue o sensor de pH com água deionizada. Encha 25% do compartimento de armazenamento com a segunda solução de pH padrão. Agite vigorosamente para enxaguar e descarte. Encha o compartimento de armazenamento abaixo das linhas com segundo pH padrão. Insira o padrão como rotulado e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura.

italian:
Risciacquare il sensore pH con acqua deionizzata. Riempire la coppa di stoccaggio al 25% con una seconda soluzione standard a pH. Scuotere energicamente per sciacquare, quindi gettare. Riempire la coppa di stoccaggio fino alla parte inferiore delle filettature con un secondo standard a pH. Immettere lo standard come etichettato, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura.

chinese:
使用去离子水冲洗 pH 传感器。 向储存杯中注入 25% 满第二 pH 值标准溶液。 用力摇晃冲洗后倒掉。 向储存杯中注入第二 pH 值标准液至螺纹底部。 按标签所示输入标准液，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。

japanese:
pH センサーを純水ですすぎます。 ストレージカップの 25 % の位置まで 3 番目の pH 標準液を満たします。 十分なとも洗いを行い、廃棄します。 ストレージカップの計量目盛りの一番下まで 3 番目の pH 標準液を満たします。 値を標準液のラベルの記載どおりに入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。

ste:
Rinse pH sensor with deionized water. Fill storage cup 25% full with second pH standard solution. Shake vigorously to rinse and discard. Fill storage cup to bottom of threads with second pH standard. Enter standard as labeled, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading.


english:
Important: Make sure that the turbidity sensor is protected from light. Calibrate with the sensor pointing down.  1. Clean the sensors. Refer to the sensor manual. 2. Fill the storage cup about 1/4 full with deionized water and install the cap. 3. Shake the sonde vigorously for 6 seconds, then discard. 4. Do steps 2 and 3 again. 5. Do steps 2 and 3 two times with turbidity standard. 6. Fill the storage cup to cover the turbidity sensor optics with the turbidity standard and install the cap. 7. Enter 0.1 then click Next.

spanish:
Enjuague el sensor de turbidez con agua desionizada y séquelo.  Rellene la cubeta de almacenamiento hasta alcanzar un 75% con agua desionizada o con solución StablCal < 0,1 NTU. Ponga boca abajo la sonda de modo que los sensores apunten hacia abajo. Introduzca un valor entre 0,3 y 0,6, en función de lo limpio que esté el sensor de turbidez y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura.

french:
Rincez le capteur de turbidité avec de l'eau déminéralisée et séchez-le.  Remplissez la coupe de stockage à 75&nbsp;%&nbsp;d'eau déminéralisée de solution StablCal < 0,1 NTU. Retournez la sonde, capteurs vers le bas. Saisissez la valeur 0,1puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture.

german:
Spülen Sie den Trübungssensor mit entionisiertem Wasser und trocknen Sie ihn.  Füllen Sie die Lagerkappe zu 75% mit entionisiertem Wasser oder < 0.1 NTU StablCal-Lösung. Drehen Sie die Sonde um, sodass die Sensoren nach unten zeigen. Geben Sie den Wert 0.1 ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“.

portuguese:
Enxágue o sensor de turbidez com água deionizada e seque.  Encha 75% do copa de armazenamento com água deionizada ou solução de StablCal < 0,1 NTU. Vire a sonda de cabeça para baixo para que os sensores apontem para baixo. Digite 0,1 e, em seguida, selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar Leitura.

italian:
Sciacquare il sensore di torbidità con acqua deionizzata e asciugare.  Riempire la coppa di stoccaggio al 75% con acqua deionizzata o con una soluzione NTU StablCal < 0,1. Capovolgere la sonda in modo che i sensori siano rivolti verso il basso. Immettere un valore compreso tra 0,3 e 0,6 a seconda dello stato di pulizia del sensore di torbidità, quindi premere Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura.

chinese:
使用去离子水冲洗浊度传感器并干燥。  向储存杯中注入 75% 满去离子水或 < 0.1 NTU StablCal 溶液。 倒置探头使传感器朝下。 输入一个介于 0.3 - 0.6 之间的值，具体取决于浊度传感器的洁净度，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。

japanese:
濁度センサーを純水で十分洗浄します。  保護カップの 75 % の位置まで純水または NTU が 0.1 未満の StablCal 標準液を満たします。 センサーは下に向けます。 濁度センサーのコンタミを考慮し、 0.3 ～ 0.6 の値を入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。

ste:
Rinse turbidity sensor with deionized water and dry.  Fill storage cup 75% full with deionized water or < 0.1 NTU StablCal solution. Turn sonde upside down so the sensors point downward. Enter a value between 0.3 to 0.6, depending on the cleanliness of turbidity sensor, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading.


english:
Enter the value that the lab calculated from the water sample.  This will replace the estimated value entered in first calibration and will complete the full calibration.

spanish:
Deseche el agua y séquela. Gire suavemente la solución StablCal de 100 NTU durante dos o tres minutos. No la agite. Rellene la cubeta de almacenamiento con solución StablCal hasta alcanzar un 25%. Agite enérgicamente para enjuagar y deseche. Rellene la cubeta de almacenamiento con solución StablCal hasta alcanzar un 75%. Ponga boca abajo la sonda de modo que los sensores apunten hacia abajo. Introduzca 100 y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Videz l'eau et séchez. Mélangez doucement la solution StablCal 100 NTU pendant deux à trois minutes. Ne pas agiter. Remplissez la coupe de stockage à 25&nbsp;% avec la solution StablCal. Agitez vigoureusement pour rincez, puis videz. Remplissez la cuvette de stockage à 75&nbsp;% de solution StablCal. Retournez la sonde, capteurs vers le bas. Saisissez la valeur 100, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Verwerfen Sie das Wasser und trocknen Sie alles. Schwenken Sie sachte für zwei bis drei Minuten die 100 NTU StablCal-Lösung. Nicht schütteln. Füllen Sie die Lagerkappe zu etwa 25&nbsp;% mit StablCal-Lösung. Schütteln Sie kräftig und verwerfen Sie die Lösung. Füllen Sie die Lagerkappe bis zu 75&nbsp;% mit StablCal-Lösung. Drehen Sie die Sonde um, sodass die Sensoren nach unten zeigen. Geben Sie 100 ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Retire a água e seque. Cuidadosamente, faça círculos na solução de StablCal de 100 NTU por 2 a 3 minutos. Não agite. Encha 25% do compartimento de armazenamento com solução de StablCal. Agite vigorosamente para enxaguar e descarte. Encha 75% do compartimento de armazenamento com solução de StablCal. Vire a sonda de cabeça para baixo para que os sensores apontem para baixo. Digite 100 e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Gettare l'acqua e asciugare. Ruotare in senso circolare delicatamente la soluzione StablCal 100 NTU per due o tre minuti. Non scuotere. Riempire la coppa di stoccaggio con una soluzione StablCal al 25%. Scuotere energicamente per sciacquare, quindi gettare. Riempire la coppa di stoccaggio con una soluzione StablCal al 75%. Capovolgere la sonda in modo che i sensori siano rivolti verso il basso. Immettere 100, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

chinese:
倒掉水并干燥。 轻轻旋动 100 NTU StablCal 溶液两到三分钟。 不得摇晃。 向储存杯中注入 25% 满 StablCal 溶液。 用力摇晃冲洗后倒掉。 向储存杯中注入 75% 满 StablCal 溶液。 倒置探头使传感器朝下。 输入 100，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。

japanese:
水をすてて十分乾燥します。 100NTUの StablCal 標準液を 2 ～ 3 分間静かにかき混ぜます。 決して容器を振らないでください、泡が発生します。 その後保護カップの 25 % の位置まで StablCal 標準液を満たします。 十分なとも洗いを行い、廃棄します。 保護カップの 75 % の位置まで StablCal 標準液を満たします。 センサーは下に向けます。 100 を入力してから、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Discard water and dry. Gently swirl 100 NTU StablCal solution for two to three minutes. Do not shake. Fill storage cup 25% full with StablCal solution. Shake vigorously to rinse and discard. Fill storage cup with StablCal solution 75% full. Turn sonde upside down so the sensors point downward. Enter 100, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


english:
Discard water and dry. Gently swirl StablCal solution for two to three minutes. Do not shake. Fill storage cup 25% full with StablCal solution. Shake vigorously to rinse and discard. Fill storage cup with StablCal solution 75% full. Turn sonde upside-down such that sensors point downward. Enter first standard as labeled, then click Next. When the reading is stable, click Save Reading. To accept the calibration, click Save Calibration.

spanish:
Deseche el agua y séquela. Gire suavemente la solución StablCal durante dos o tres minutos. No la agite. Rellene la cubeta de almacenamiento con solución StablCal hasta alcanzar un 25%. Agite enérgicamente para enjuagar y deseche. Rellene la cubeta de almacenamiento con solución StablCal hasta alcanzar un 75%. Ponga boca abajo la sonda de modo que los sensores apunten hacia abajo. Introduzca el primer estándar tal y como esté etiquetado y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Videz l'eau et séchez. Mélangez doucement la solution StablCal pendant deux à trois minutes. Ne pas agiter. Remplissez la coupe de stockage à 25&nbsp;% avec la solution StablCal. Agitez vigoureusement pour rincez, puis videz. Remplissez la cuvette de stockage à 75&nbsp;% de solution StablCal. Retournez la sonde, capteurs vers le bas. Saisissez la première solution comme sur l'étiquette, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Verwerfen Sie das Wasser und trocknen Sie alles. Schwenken Sie sachte für zwei bis drei Minuten die StablCal-Lösung. Nicht schütteln. Füllen Sie die Lagerkappe zu etwa 25&nbsp;% mit StablCal-Lösung. Schütteln Sie kräftig und verwerfen Sie die Lösung. Füllen Sie die Lagerkappe bis zu 75&nbsp;% mit StablCal-Lösung. Drehen Sie die Sonde um, sodass die Sensoren nach unten zeigen. Geben Sie den ersten Standard wie beschriftet ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Retire a água e seque. Cuidadosamente, faça círculos na solução de StablCal por 2 a 3 minutos. Não agite. Encha 25% do compartimento de armazenamento com solução de StablCal. Agite vigorosamente para enxaguar e descarte. Encha 75% do compartimento de armazenamento com solução de StablCal. Vire a sonda de cabeça para baixo de modo que os sensores apontem para baixo. Insira o primeiro padrão como rotulado e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Gettare l'acqua e asciugare. Ruotare in senso circolare delicatamente la soluzione StablCal per due o tre minuti. Non scuotere. Riempire la coppa di stoccaggio con una soluzione StablCal al 25%. Scuotere energicamente per sciacquare, quindi gettare. Riempire la coppa di stoccaggio con una soluzione StablCal al 75%. Capovolgere la sonda in modo che i sensori siano rivolti verso il basso. Immettere il primo standard come etichettato, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

chinese:
倒掉水并干燥。 轻轻旋动 StablCal 溶液两到三分钟。 不得摇晃。 向储存杯中注入 25% 满 StablCal 溶液。 用力摇晃冲洗后倒掉。 向储存杯中注入 75% 满 StablCal 溶液。 倒置探头使传感器朝下。 按标签所示输入第一标准液，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。

japanese:
水をすてて十分乾燥します。 StablCal 標準液を 2 ～ 3 分間静かにかき混ぜます。  決して容器を振らないでください、泡が発生します。 その後保護カップの 25 % の位置まで StablCal 標準液を満たします。 十分なとも洗いを行い、廃棄します。 保護カップの 75 % の位置まで StablCal 標準液を満たします。 センサーは下に向けます。 値を標準液のラベルの記載どおりに入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Discard water and dry. Gently swirl StablCal solution for two to three minutes. Do not shake. Fill storage cup 25% full with StablCal solution. Shake vigorously to rinse and discard. Fill storage cup with StablCal solution 75% full. Turn sonde upside-down such that sensors point downward. Enter first standard as labeled, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


english:
Important: Make sure that the turbidity range of the standards includes the typical turbidity value of the deployment environment. 1. Clean the sensors. Refer to the sensor manual. 2. Fill the storage cup about 1/4 full with deionized water and install the cap. 3. Shake the sonde vigorously for 6 seconds, then discard. 4. Do steps 2 and 3 again. 5. Do steps 2 and 3 two times with turbidity standard. 6. Fill the storage cup to cover the turbidity sensor optics with the turbidity standard and install the cap. 7. Enter the value of the turbidity standard. 8. Click Next.

spanish:
Deseche el primer estándar, enjuague con agua y seque. Gire suavemente la solución StablCal durante dos o tres minutos. No la agite. Rellene la cubeta de almacenamiento con solución StablCal hasta alcanzar un 25%. Agite enérgicamente para enjuagar y deseche. Rellene la cubeta de almacenamiento con solución StablCal hasta alcanzar un 75%. Ponga boca abajo la sonda de modo que los sensores apunten hacia abajo. Introduzca el segundo estándar tal y como esté etiquetado y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Videz la première solution, rincez avec de l'eau et séchez. Mélangez doucement la solution StablCal pendant deux à trois minutes. Ne pas agiter. Remplissez la coupe de stockage à 25&nbsp;% avec la solution StablCal. Agitez vigoureusement pour rincez, puis videz. Remplissez la cuvette de stockage à 75&nbsp;% de solution StablCal. Retournez la sonde, capteurs vers le bas. Saisissez la deuxième solution comme sur l'étiquette, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Ersten Standard verwerfen, mit Wasser spülen und trocknen. Schwenken Sie sachte für zwei bis drei Minuten die StablCal-Lösung. Nicht schütteln. Füllen Sie die Lagerkappe zu etwa 25&nbsp;% mit StablCal-Lösung. Schütteln Sie kräftig und verwerfen Sie die Lösung. Füllen Sie die Lagerkappe bis zu 75&nbsp;% mit StablCal-Lösung. Drehen Sie die Sonde um, sodass die Sensoren nach unten zeigen. Geben Sie den zweiten Standard wie beschriftet ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Descarte o primeiro padrão, enxágue com água e seque. Cuidadosamente, faça círculos na solução de StablCal por 2 a 3 minutos. Não agite. Encha 25% do compartimento de armazenamento com solução de StablCal. Agite vigorosamente para enxaguar e descarte. Encha 75% do compartimento de armazenamento com solução de StablCal. Vire a sonda de cabeça para baixo para que os sensores apontem para baixo. Insira o segundo padrão como rotulado e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Gettare il primo standard, sciacquare con acqua e asciugare. Ruotare in senso circolare delicatamente la soluzione StablCal per due o tre minuti. Non scuotere. Riempire la coppa di stoccaggio con una soluzione StablCal al 25%. Scuotere energicamente per sciacquare, quindi gettare. Riempire la coppa di stoccaggio con una soluzione StablCal al 75%. Capovolgere la sonda in modo che i sensori siano rivolti verso il basso. Immettere il secondo standard come etichettato, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

chinese:
倒掉第一标准液，用清水冲洗并干燥。 轻轻旋动 StablCal 溶液两到三分钟。 不得摇晃。 向储存杯中注入 25% 满 StablCal 溶液。 用力摇晃冲洗后倒掉。 向储存杯中注入 75% 满 StablCal 溶液。 倒置探头使传感器朝下。 按标签所示输入第二标准液，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。

japanese:
前の標準液を廃棄後、十分に純水でセンサーを洗浄し、しっかり乾燥させます。 StablCal 標準液を 2 ～ 3 分間静かにかき混ぜます。  決して容器を振らないでください、泡が発生します。 その後保護カップの 25 % の位置まで StablCal 標準液を満たします。 十分なとも洗いを行い、廃棄します。 保護カップの 75 % の位置まで StablCal 標準液を満たします。 センサーは下に向けます。 2 番目の標準液値をラベルの記載どおりに入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Discard first standard, rinse with water and dry. Gently swirl StablCal solution for two to three minutes. Do not shake. Fill storage cup 25% full with StablCal solution. Shake vigorously to rinse and discard. Fill storage cup with StablCal solution 75% full. Turn sonde upside down so the sensors point downward. Enter second standard as labeled, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


english:
Important: Make sure that the turbidity range of the standards includes the typical turbidity value of the deployment environment. 1. Clean the sensors. Refer to the sensor manual. 2. Fill the storage cup about 1/4 full with deionized water and install the cap. 3. Shake the sonde vigorously for 6 seconds, then discard. 4. Do steps 2 and 3 again. 5. Do steps 2 and 3 two times with turbidity standard. 6. Fill the storage cup to cover the turbidity sensor optics with the turbidity standard and install the cap. 7. Enter the value of the turbidity standard. 8. Click Next. To accept the calibration, click Save Calibration.

spanish:
Deseche el segundo estándar, enjuague con agua y seque. Gire suavemente la solución StablCal durante dos o tres minutos. No la agite. Rellene la cubeta de almacenamiento con solución StablCal hasta alcanzar un 25%. Agite enérgicamente para enjuagar y deseche. Rellene la cubeta de almacenamiento con solución StablCal hasta alcanzar un 75%. Ponga boca abajo la sonda de modo que los sensores apunten hacia abajo. Introduzca el tercer estándar tal y como esté etiquetado y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Videz la deuxième solution, rincez avec de l'eau et séchez. Mélangez doucement la solution StablCal pendant deux à trois minutes. Ne pas agiter. Remplissez la coupe de stockage à 25&nbsp;% avec la solution StablCal. Agitez vigoureusement pour rincez, puis videz. Remplissez la cuvette de stockage à 75&nbsp;% de solution StablCal. Retournez la sonde, capteurs vers le bas. Saisissez la troisième solution comme sur l'étiquette, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Zweiten Standard verwerfen, mit Wasser spülen und trocknen. Schwenken Sie sachte für zwei bis drei Minuten die StablCal-Lösung. Nicht schütteln. Füllen Sie die Lagerkappe zu etwa 25&nbsp;% mit StablCal-Lösung. Schütteln Sie kräftig und verwerfen Sie die Lösung. Füllen Sie die Lagerkappe bis zu 75&nbsp;% mit StablCal-Lösung. Drehen Sie die Sonde um, sodass die Sensoren nach unten zeigen. Geben Sie den dritten Standard wie beschriftet ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Descarte o segundo padrão, enxágue com água e seque. Cuidadosamente, faça círculos na solução de StablCal por 2 a 3 minutos. Não agite. Encha 25% do compartimento de armazenamento com solução de StablCal. Agite vigorosamente para enxaguar e descarte. Encha 75% do compartimento de armazenamento com solução de StablCal. Vire a sonda de cabeça para baixo para que os sensores apontem para baixo. Insira o terceiro padrão como rotulado e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Gettare il secondo standard, sciacquare con acqua e asciugare. Ruotare in senso circolare delicatamente la soluzione StablCal per due o tre minuti. Non scuotere. Riempire la coppa di stoccaggio con una soluzione StablCal al 25%. Scuotere energicamente per sciacquare, quindi gettare. Riempire la coppa di stoccaggio con una soluzione StablCal al 75%. Capovolgere la sonda in modo che i sensori siano rivolti verso il basso. Immettere il terzo standard come etichettato, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

chinese:
倒掉第二标准液，用清水冲洗并干燥。 轻轻旋动 StablCal 溶液两到三分钟。 不得摇晃。 向储存杯中注入 25% 满 StablCal 溶液。 用力摇晃冲洗后倒掉。 向储存杯中注入 75% 满 StablCal 溶液。 倒置探头使传感器朝下。 按标签所示输入第三标准液，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。

japanese:
2番目の標準液を廃棄後、十分に純水でセンサーを洗浄し、しっかり乾燥させます。  次のStablCal 標準液を 2 ～ 3 分間静かにかき混ぜます。 決して容器を振らないでください、泡が発生します。 その後保護カップの 25 % の位置まで 次のStablCal 標準液を満たします。 十分なとも洗いを行い、廃棄します。 保護カップの 75 % の位置まで StablCal 標準液を満たします。 センサーは下に向けます。 3 番目の標準液値をラベルの記載どおりに入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Discard second standard, rinse with water and dry. Gently swirl StablCal solution for two to three minutes. Do not shake. Fill storage cup 25% full with StablCal solution. Shake vigorously to rinse and discard. Fill storage cup with StablCal solution 75% full. Turn sonde upside down so the sensors point downward. Enter third standard as labeled, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


chinese: 将传感器放入已知氧含量 (mg/L) 的溶液中。 输入已知氧浓度，然后选择“下一步”。 当读数稳定后，选择“保存读数”。 要接受校准，选择“保存校准”。
english:
Important: Do not allow the standard to change dissolved oxygen concentration. 1. Clean the sensors. Refer to the sensor manual. 2. Fill the storage cup about 1/4 full with deionized water and install the cap. 3. Shake the sonde vigorously for 6 seconds, then discard. 4. Do steps 2 and 3 two more times. 5. Do steps 2 and 3 two times with dissolved oxygen standard. 6. Fill the storage cup to the bottom of the threads with dissolved oxygen standard. 7. Enter the value of the standard in mg/L. 8. Click Next.

spanish:
Introduzca el sensor en la solución con una concentración de oxígeno conocida en mg/L. Introduzca la concentración de oxígeno conocida y, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando la lectura sea estable, seleccione Guardar lectura. Para aceptar la calibración, seleccione Guardar calibración.

french:
Placez le capteur dans une solution dont la concentration en oxygène est connue en mg/l. Saisissez la concentration d'oxygène, puis sélectionnez Suivant. Lorsque la lecture est stable, sélectionnez Enregistrer la lecture. Pour accepter l'étalonnage, sélectionnez Enregistrer l'étalonnage.

german:
Geben Sie den Sensor in eine Lösung mit einer bekannten Sauerstoffkonzentration in mg/l. Geben Sie die bekannte Sauerstoffkonzentration ein und wählen Sie dann „Weiter“. Wenn der Messwert stabil ist, wählen Sie „Messwert speichern“. Wählen Sie „Kalibrierung speichern“ aus, um die Kalibrierung zu akzeptieren.

portuguese:
Coloque o sensor em uma solução com concentração de oxigênio conhecida em mg/L. Insira a concentração de oxigênio conhecida e selecione Avançar. Quando a leitura estiver estável, selecione Salvar leitura. Para aceitar a calibração, selecione Salvar calibração.

italian:
Posizionare il sensore in una soluzione a concentrazione di ossigeno nota in mg/L. Immettere la concentrazione di ossigeno nota, quindi selezionare Avanti. Quando la lettura è stabile, selezionare Salva lettura. Per accettare la calibrazione, seleziona Salva calibrazione.

japanese:
センサーを酸素濃度 (mg/L) が既知である溶液に浸します。 既知の酸素濃度を入力し、[次へ] を選択します。 読み取り値が安定している場合は、[読み取り値の保存] を選択します。 校正を承認するには、[校正の保存] を選択します。

ste:
Put sensor into solution with known oxygen concentration in mg/L. Enter the known oxygen concentration, then select Next. When the reading is stable, select Save Reading. To accept the calibration, select Save Calibration.


chinese: 使用该方法校准时，必须确保大气压力准确。 如果您在前一屏幕中未输入大气压力，请选择“取消”。 为进行校准，添加约一升常温去离子水（或电导率低于 500 uS/cm 的洁净自来水）
english:
Important: Make sure that the barometric pressure entered on the previous screen is  correct. Important: The temperature of the water must not change by more than 0.5 C during calibration. Do not calibrate in direct sunlight. 1. Clean the sensors. Refer to the sensor manual. 2. Fill the storage cup about 1/4 full with deionized water and install the cap. 3. Shake the sonde vigorously for 6 seconds, then discard. 4. Do steps 2 and 3 two more times. 5. Fill a container 3/4 full with deionized water or clean water that has a conductivity of less than 500 us/cm. 6. Let the water reach  room temperature. Then, shake the container vigorously for 30 seconds to make 100% air-saturated water. 6. Fill the storage cup with the water. 7. Click Next.

spanish:
Es necesario que la presión barométrica sea precisa para poder calibrar con este método.  Si no ha introducido la presión barométrica en la pantalla anterior, seleccione Cancelar.  Para la calibración, añada aproximadamente un litro de agua desionizada a temperatura ambiente (o agua del grifo limpia con una conductividad inferior a 500 uS/cm)

french:
Cette méthode d'étalonnage exige une pression barométrique précise.  Si vous ne saisissez pas la pression barométrique dans l'écran précédent, sélectionnez Annuler.  Pour l'étalonnage ajouter environ un litre d'eau déminéralisée à température ambiante (ou de l'eau du robinet avec une conductivité inférieure à 500 uS/cm)

german:
Für die Kalibrierung nach diesem Verfahren ist der genaue Atmosphärendruck notwendig.  Wenn Sie den Atmosphärendruck nicht im vorherigen Bildschirm eingegeben haben, wählen Sie „Abbrechen“.  Geben Sie für die Kalibrierung etwa einen Liter entionisiertes Wasser bei Raumtemperatur hinzu (oder sauberes Leitungswasser mit einer Leitfähigkeit von weniger als 500 uS/cm)

portuguese:
É necessária uma pressão barométrica precisa para calibrar com este método.  Se você não inseriu a pressão barométrica na tela anterior, selecione Cancelar.  Para a calibração, adicione cerca de 1 litro de água deionizada a temperatura ambiente (ou água limpa da torneira com uma condutividade de menos de 500 uS/cm)

italian:
È necessaria una pressione barometrica precisa per effettuare la calibrazione con questo metodo.  Se non è stata immessa la pressione barometrica nella schermata precedente, selezionare Annulla.  Per la calibrazione aggiungere circa un litro di acqua deionizzata a temperatura ambiente (oppure acqua corrente pulita con una conducibilità inferiore a 500 uS/cm)

japanese:
この方法で校正するには、正確な大気圧が必要です。  前の画面で大気圧を入力しなかった場合は、[キャンセル] を選択してください。  校正する場合は、室温の純水 (または電導度が 500 uS/cm 未満の清浄な水道水) を約 1 リットル追加します

ste:
Accurate barometric pressure is necessary to calibrate with this method.  If you did not enter the barometric pressure in the previous screen select Cancel.  For calibration add about one liter of room temperature deionized water (or clean tap water with a conductivity of less than 500)


chinese: 失败。参数不稳定，如果环境稳定，可能需要维护或更换传感器。
japanese: 値が安定しません。センサーのメンテナンスまたは交換が必要です。
ste: Parameter is not stable, sensor maintenance or replacement could be necessary.
english:
Failed.  Parameter is not stable.  If environment is stable then sensor maintenance or replacement may be necessary.

spanish:
El parámetro no es estable, es posible que sea necesario el mantenimiento o la sustitución del sensor.

french:
Erreur. Le paramètre n'est pas stable. Si l'environnement est stable, un entretien du capteur ou son remplacement est peut-être nécessaire.

german:
Fehler. Parameter ist nicht stabil. Wenn die Umgebung stabil ist, kann eine Sensorwartung oder -austausch notwendig sein.

portuguese:
Falhou.  O parâmetro não é estável.  Se o  ambiente  é estável, então a manutenção ou a substituição do sensor podem ser necessárias.

italian:
Il parametro non è stabile, potrebbe essere necessaria la manutenzione o la sostituzione del sensore.


english: Failed. No value read. Sensor maintenance or replacement could be necessary.
french: Erreur. Aucune valeur lue. L'entretien du capteur ou son remplacement est peut-être nécessaire.
german: Fehler. Kein Wert auslesbar. Möglicherweise muss der Sensor gewartet oder ersetzt werden.
portuguese: Falhou. Nenhum valor lido. Manutenção ou a substituição do sensor podem ser necessárias.
italian: Nessun valore in lettura, potrebbe essere necessaria la manutenzione o la sostituzione del sensore.
chinese: 失败。未读取任何数值，可能需要维护或更换传感器。
japanese: 値が読み取れません。センサーのメンテナンスまたは交換が必要です。
ste: No value read, sensor maintenance or replacement could be necessary.
spanish:
No se ha leído ningún valor, es posible que sea necesario el mantenimiento o la sustitución del sensor.


english: Circulator Fault. Circulator maintenance or replacement could be necessary.
french: Défaut de l'agitateur. L'entretien de l'agitateur ou son remplacement est peut-être nécessaire.
german: Wischerfehler, möglicherweise muss der Wischer gewartet oder ersetzt werden.
portuguese: Falha do circulador. Manutenção ou a substituição do circulador podem ser necessárias.
italian: Agitatore guasto, potrebbe essere necessaria la manutenzione o la sostituzione dell'agitatore.
chinese: 循环器故障，可能需要维护或更换循环器。
japanese: 攪拌機に問題があります。攪拌機のメンテナンスまたは交換が必要です。
ste: Circulator Fault, circulator maintenance or replacement could be necessary.
spanish:
Fallo del circulador, es posible que sea necesario el mantenimiento o la sustitución del circulador.


english: Turbidity Motor Fault. Sensor maintenance or replacement could be necessary.
german: Fehler des Motors im Trübungssensor, möglicherweise muss der Motor gewartet oder ersetzt werden.
portuguese: Falha no motor de turbidez. Manutenção ou a substituição podem ser necessárias.
chinese: 浊度电机故障，可能需要维护或更换传感器。
japanese: 濁度ワイパーモーターに問題があります。センサーのメンテナンスまたは交換が必要です。
ste: Turbidity Motor Fault, sensor maintenance or replacement could be necessary.
spanish:
Fallo del motor de turbidez, es posible que sea necesario el mantenimiento o la sustitución del sensor.

french:
Défaillance moteur du capteur de turbidité autonettoyant. L'entretien du capteur ou son remplacement est peut-être nécessaire.

italian:
Motorino torbidità guasto, potrebbe essere necessaria la manutenzione o la sostituzione del sensore.


english: Unexpected hardware reset occurred. Contact Support.
french: Une réinitialisation matérielle s'est produite, contactez le service d'assistance.
german: Hardware Reset aufgetreten, wenden Sie sich bitte an den Support.
portuguese: Erro do sensor EEPROM. Contate-a Assistência Técnica.
italian: Si è verificato il ripristino hardware, contattare il supporto.
chinese: 发生硬件复位，请联系技术支持。
japanese: ハードウェアがリセットされました。サポートに問い合わせてください。
ste: Hardware reset occurred, please contact Support.
spanish:
Se ha producido un reinicio del hardware, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.


english: Code software traps triggering. Contact Support.
french: Déclenchement des pièges de code logiciels, contactez le service d'assistance.
german: Codesoftwarefallen ausgelöst, wenden Sie sich bitte an den Support.
portuguese: O codigo de software bloqueia desencadeamento. Contate-a Assistência Técnica.
italian: Attivazione trap codice software, contattare il supporto.
chinese: 触发编码软件陷阱，请联系技术支持。
japanese: コードソフトウェアトラップがトリガーされています。サポートに問い合わせてください。
ste: Code software traps triggering, please contact Support.
spanish:
El software de código retiene la activación, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.


english: Power on or Brown out Reset. Contact Support.
french: Mise sous tension ou réinitialisation, contactez le service d'assistance.
german: Power-On- oder Brownout-Reset, wenden Sie sich bitte an den Support.
portuguese: Alimentação ligada ou Brown Out Reiniciação. Contate-a Assistência Técnica.
italian: Ripristino alimentazione o calo di tensione, contattare il supporto.
chinese: 通电或断电复位，请联系技术支持。
japanese: 電源オンまたは節電がリセットされました。サポートに問い合わせてください。
ste: Power on or Brown out Reset, please contact Support.
spanish:
Encendido o reinicio por bajada de tensión, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.


chinese: 参数读取不稳定，可能需要维护或更换传感器。
japanese: 値が安定しません。センサーのメンテナンスまたは交換が必要です。
ste: Parameter Reading Unstable, sensor maintenance or replacement could be necessary.
english:
Parameter Reading Unstable.  If environment is stable, sensor maintenance or replacement could be necessary.

spanish:
Lectura de parámetros inestable, es posible que sea necesario el mantenimiento o sustitución del sensor.

french:
La lecture de paramètre n'est pas stable. Si l'environnement est stable, l'entretien du capteur ou son remplacement est peut-être nécessaire.

german:
Messwert des Parameters instabil. Wenn die Umgebung stabil ist, muss der Sensor möglicherweise gewartet oder ersetzt werden.

portuguese:
Leitura de parâmetro instável. Se o ambiente é estável, a manutenção ou a substituição do sensor podem ser necessárias.

italian:
Lettura parametro instabile, potrebbe essere necessaria la manutenzione o la sostituzione del sensore.


english: Sensor Maintenance is expired. Do sensor maintenance and schedule new maintenance date.
spanish: Es necesario el mantenimiento del sensor.
portuguese: Sensor de Manutenção expirou. Fazer manutenção do sensor e agendar nova data.
chinese: 需进行传感器维护。
japanese: センサーメンテナンスが必要です。
ste: Sensor Maintenance is necessary.
french:
La validité de la maintenance du capteur a expiré. Réalisez une maintenance et planifiez la prochaine date.

german:
Sensor Wartung ist abgelaufen. Führen Sie eine Sensorwartung durch und planen Sie einen neue Wartungstermin.

italian:
È necessaria la manutenzione del sensore. Fare la manutenzione e programmare la data successiva per la manutenzione


english: Failed. Sensor Range Error. Sensor calibration, maintenance or replacement could be necessary.
chinese: 传感器范围错误，可能需要进行校准、维护或更换。
japanese: 範囲外。センサーの校正またはメンテナンスが必要です。
ste: Sensor Range Error, calibration, maintenance or replacement could be necessary.
spanish:
Error de rango del sensor, es posible que sea necesaria la calibración, el mantenimiento o la sustitución.

french:
Erreur de plage du capteur. L'étalonnage, l'entretien ou le remplacement du capteur sont peut-être nécessaires.

german:
Fehler. Sensorbereichsfehler; möglicherweise muss der Sensor kalibriert, gewartet oder ersetzt werden.

portuguese:
Falha.  Erro Sensor de Gama. Calibração, manutenção ou substituição do sensor podem ser necessárias.

italian:
Errore range sensore, potrebbe essere necessaria la calibrazione, la manutenzione o la sostituzione del sensore.


english: Requested Parameter was not found. Check for new software updates or contact Support.
spanish: No se ha encontrado el parámetro solicitado, compruebe las nuevas actualizaciones de software.
italian: Il parametro richiesto non è stato trovato, controllare i nuovi aggiornamenti del software.
chinese: 未找到请求的参数，请检查最新软件更新或联系技术支持。
japanese: 要求された項目名が見つかりませんでした。新しいソフトウェア更新がないか確認してください。
ste: Requested Parameter was not found, please check for new software updates.
french:
Paramètre demandé introuvable. Vérifiez les nouvelles mises à jour des logiciels ou contactez le service d'assistance.

german:
Angeforderter Parameter wurde nicht gefunden. Prüfen Sie auf neue Softwareaktualisierungen oder wenden Sie sich bitte an den Support.

portuguese:
O parâmetro solicitado não foi encontrado. Verifique se há novas atualizações de software, ou Contate-a Asistência Técnica


english: Requested Component was not found. Check for new software updates or contact Support.
spanish: No se ha encontrado el componente solicitado, compruebe las nuevas actualizaciones de software.
italian: Il componente richiesto non è stato trovato, controllare i nuovi aggiornamenti del software.
chinese: 未找到请求的部件，请检查最新软件更新或联系技术支持。
japanese: 要求されたコンポーネントが見つかりませんでした。新しいソフトウェア更新がないか確認してください。
ste: Requested Component was not found, please check for new software updates.
french:
Composant demandé introuvable, vérifiez les nouvelles mises à jour des logiciels ou contactez le service d'assistance.

german:
Angeforderte Komponente wurde nicht gefunden. Prüfen Sie auf neue Softwareaktualisierungen oder wenden Sie sich bitte an den Support.

portuguese:
O componente solicitado não foi encontrado. Verifique se há novas atualizações de software, ou Contate-a Asistência Técnica


english: Requested Device was not found. Check for new software updates or contact Support.
spanish: No se ha encontrado el dispositivo solicitado, compruebe las nuevas actualizaciones de software.
italian: Il dispositivo richiesto non è stato trovato, controllare i nuovi aggiornamenti del software.
chinese: 未找到请求的设备，请检查最新软件更新或联系技术支持。
japanese: 要求されたデバイスが見つかりませんでした。新しいソフトウェア更新がないか確認してください。
ste: Requested Device was not found, please check for new software updates.
french:
Dispositif demandé introuvable, vérifiez les nouvelles mises à jour des logiciels ou contactez le service d'assistance.

german:
Angefordertes Gerät wurde nicht gefunden. Prüfen Sie auf neue Softwareaktualisierungen oder wenden Sie sich bitte an den Support.

portuguese:
O Dispositivo solicitado não foi encontrado. Verifique se há novas atualizações de software, ou Contate-a Asistência Técnica


english: Invalid data or unsupported operation. Check for new software updates or contact Support.
spanish: Datos no válidos, operación no compatible, compruebe las nuevas actualizaciones de software.
italian: Dati non validi, operazione non supportata, controllare i nuovi aggiornamenti del software.
chinese: 无效数据，不受支持的操作，请检查最新软件更新或联系技术支持。
japanese: データが無効です。操作がサポートされていません。新しいソフトウェア更新がないか確認してください。
ste: Invalid Data, unsupported operation, please check for new software updates.
french:
Données non valides ou opération non prise en charge. Vérifiez les nouvelles mises à jour des logiciels ou contactez le service d'assistance.

german:
Ungültige Daten, nicht unterstützter Vorgang. Prüfen Sie auf neue Softwareaktualisierungen oder wenden Sie sich bitte an den Support.

portuguese:
Dados inválidos, ou operação não é suportada. Verifique se há novas atualizações de software, ou Contate-a Assistência Técnica


english: Invalid command or unsupported operation. Check for new software updates or contact Support.
spanish: Comando no válido, operación no compatible, compruebe las nuevas actualizaciones de software.
italian: Comando non valido, operazione non supportata, controllare i nuovi aggiornamenti del software.
chinese: 无效命令，不受支持的操作，请检查最新软件更新或联系技术支持。
japanese: コマンドが無効です。操作がサポートされていません。新しいソフトウェア更新がないか確認してください。
ste: Invalid Command, unsupported operation, please check for new software updates.
french:
Commande non valide ou opération non prise en charge. Vérifiez les nouvelles mises à jour des logiciels ou contactez le service d'assistance.

german:
Ungültiger Befehl oder nicht unterstützter Vorgang. Prüfen Sie auf neue Softwareaktualisierungen oder wenden Sie sich bitte an den Support.

portuguese:
Comando inválido, operação não suportada. Verifique se há novas atualizações de software, ou Contate-a Assistência Técnica


english: Requested Service was not found. Check for new software updates or contact Support.
spanish: No se ha encontrado el servicio solicitado, compruebe las nuevas actualizaciones de software.
italian: Il servizio richiesto non è stata trovato, controllare i nuovi aggiornamenti del software.
chinese: 未找到请求的服务，请检查最新软件更新或联系技术支持。
japanese: 要求されたサービスが見つかりませんでした。新しいソフトウェア更新がないか確認してください。
ste: Requested Service was not found, please check for new software updates.
french:
Service demandé introuvable. Vérifiez les nouvelles mises à jour des logiciels ou contactez le service d'assistance.

german:
Angeforderter Service wurde nicht gefunden. Prüfen Sie auf neue Softwareaktualisierungen oder wenden Sie sich bitte an den Support.

portuguese:
O serviço solicitado não foi encontrado. Verifique se há novas atualizações de software, ou Contate-a Assistência Técnica


english: Requested Scheduled Service was not found. Check for new software updates or contact Support.
italian: Il servizio programmato non è stata trovato, controllare i nuovi aggiornamenti del software.
chinese: 未找到请求的预定服务，请检查最新软件更新或联系技术支持。
japanese: 要求されたスケジュール済みサービスが見つかりませんでした。新しいソフトウェア更新がないか確認してください。
ste: Requested Scheduled Service was not found, please check for new software updates.
spanish:
No se ha encontrado el servicio programado solicitado, compruebe las nuevas actualizaciones de software.

french:
Service planifié demandé introuvable. Vérifiez les nouvelles mises à jour des logiciels ou contactez le service d'assistance.

german:
Angeforderter geplanter Service wurde nicht gefunden. Prüfen Sie auf neue Softwareaktualisierungen oder wenden Sie sich bitte an den Support.

portuguese:
O serviço agendado solicitado não foi encontrado. Verifique se há novas atualizações de software, ou Contate-a Assistência Técnica.


english: Log File System was not found. Contact Support.
french: Système de fichier journal introuvable. Contactez le service d'assistance.
german: Protokolldateisystem wurde nicht gefunden, wenden Sie sich bitte an den Support.
portuguese: O sistema do arquivo de registo não foi encontrado. Contate-a Assistência Técnica
italian: File di registrazione richiesto non trovato.
chinese: 未找到日志文件系统，请联系技术支持。
japanese: ログファイルシステムが見つかりませんでした。サポートに問い合わせてください。
ste: Log File System was not found, please contact Support.
spanish:
No se ha encontrado el sistema de archivos de registro, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.


english: Communications CRC Error. Check the cable connection and look for cable damage or contact Support.
spanish: Error CRC de comunicaciones, examine los cables.
italian: Errore di comunicazione CRC, esaminare i cavi.
chinese: 通信 CRC（循环冗余码校验）错误，请检查您的线缆寻找是否有损坏或者联系技术支持。
japanese: 通信 CRC エラーです。ケーブルを調べてください。
ste: Communications CRC Error, please examine your cables.
french:
Erreur CRC de communication. Vérifiez le câble de connexion et examinez s'il n'est pas endommagé, ou contactez le service d'assistance.

german:
CRC-Fehler in Kommunikation, bitte überprüfen Sie den Kabelanschluß und das Kabel auf eventuelle Schäden oder wenden Sie sich an den Support.

portuguese:
Erro de Comunicação CRC. Verifique a conexão do cabo e procure por danos no cabo, ou Contate-a Assistência Técnica


english: Communications Buffer Overrun. Check the cables for connection and damage or contact Support.
spanish: Se ha excedido el búfer de comunicaciones, examine los cables.
portuguese: Buffer de comunicações excedido. Verifique seus cabos, ou Contate-a Assistência Técnica
italian: Sovraccarico buffer di comunicazione, esaminare i cavi.
chinese: 通信缓冲超限，请检查您的线缆或者联系技术支持。
japanese: 通信バッファーを超過しています。ケーブルを調べてください。
ste: Communications Buffer Overrun, please examine your cables.
french:
Dépassement de la mémoire tampon de communication. Vérifiez le câble de connexion et examinez s'il n'est pas endommagé, ou contactez le service d'assistance.

german:
Pufferüberlauf in Kommunikation, bitte überprüfen Sie den Kabelanschluß und das Kabel auf eventuelle Schäden oder wenden Sie sich an den Support.


english: Requested Setting was not found. Check for new software updates or contact Support.
spanish: No se ha encontrado la configuración solicitada, compruebe las nuevas actualizaciones de software.
italian: La configurazione richiesta non è stata trovata, controllare i nuovi aggiornamenti del software.
chinese: 未找到请求的设置，请检查最新软件更新或者联系技术支持。
japanese: 要求された設定が見つかりませんでした。新しいソフトウェア更新がないか確認してください。
ste: Requested Setup was not found, please check for new software updates.
french:
Configuration demandée introuvable. Vérifiez les nouvelles mises à jour des logiciels ou contactez le service d'assistance.

german:
Angefordertes Setup wurde nicht gefunden. Prüfen Sie auf neue Softwareaktualisierungen oder wenden Sie sich an den Support.

portuguese:
A configuração solicitada não foi encontrada. Verifique se há novas atualizações de software, ou Contate-a Assistência Técnica


english: Data is not ready. Try again.
spanish: Los datos no están listos, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
german: Daten nicht bereit. Bitte versuches Sie es erneut.
portuguese: Os dados não estão prontos. Contate-a Assistência Técnica.
italian: Dati non pronti, riprovare
chinese: 数据未准备就绪，请联系技术支持。
japanese: データの準備ができていません。サポートに問い合わせてください。
ste: Data is not ready, please contact Support.
french:
Les données ne sont pas prêtes. Essayez à nouveau ultérieurement ou contactez le service d'assistance.


english: Communications Bus Timeout. Make sure your system is connected and turned on.
spanish: Se ha agotado el tiempo de espera del bus de comunicaciones, ¿se enciende y se conecta el sistema?
french: Dépassement du délai du bus de communication, votre système est-il allumé et connecté&nbsp;?
portuguese: Intervalo de barramento de comunicações. Seu sistema está ligado e conectado?
italian: Timeout bus di comunicazione, il sistema è acceso e collegato?
chinese: 通信总线超时，是否开启并连接了您的系统？
japanese: 通信バスがタイムアウトしました。システムがオンになっていて、接続されているか確認してください。
ste: Communications Bus Timeout, is your System turned on and connected?
german:
Zeitüberschreitung im Kommunikationsbus. Stellen Sie sicher das das System eingeschaltet und verbunden ist.


english: Log storage media failure. Contact Support.
french: Défaillance du support de stockage du journal, contactez le service d'assistance.
german: Fehler des Protokollspeichermediums, wenden Sie sich bitte an den Support.
portuguese: Falha na mídia de armazenamento de registo. Contate-a Assistência Técnica.
italian: Supporti di archiviazione log guasti, contattare il supporto.
chinese: 日志存储媒介故障，请联系技术支持。
japanese: 記録媒体に問題があります。サポートに問い合わせてください。
ste: Log storage media failure, please contact Support.
spanish:
Error de medios de almacenamiento de registro, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.


english: Log storage media has incorrect format. Contact Support.
french: Format de support de stockage du journal incorrect, contactez le service d'assistance.
german: Protokollspeichermedium liegt im falschen Format vor, wenden Sie sich bitte an den Support.
portuguese: A mídia de armazenamento de registro não tem o formato correto. Contate-a Assistência Técnica.
italian: Supporti di archiviazione log con formato errato, contattare il supporto.
chinese: 日志存储媒介格式不正确，请联系技术支持。
japanese: 記録媒体形式に問題があります。サポートに問い合わせてください。
ste: Log storage media has incorrect format, please contact Support.
spanish:
Los medios de almacenamiento de registro tienen un formato incorrecto, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.


english: Log media has excessive errors. Contact Support.
french: Le support du journal présente un trop grand nombre d'erreurs, contactez le service d'assistance.
german: Protokollmedium weist übermäßig viele Fehler auf, wenden Sie sich bitte an den Support.
portuguese: Mídia de armazenamento com erros excessivos. Contate-a Assistência Técnica.
italian: Supporti log con numero eccessivo di errori, contattare il supporto.
chinese: 日志媒介错误过多，请联系技术支持。
japanese: 記録媒体のエラーが多。サポートに問い合わせてください。
ste: Log media has excessive errors, please contact Support.
spanish:
Los medios de registro tienen demasiados errores, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.


english: The current log has reached maximum size allowed. Reduce sample rate or start a new log.
spanish: The current log has reached maximum size allowed. Reduce sample rate or start a new log.
chinese: 目前日志已经达到所允许的最大值。减少采集速率或另建新日志
japanese: The current log has reached maximum size allowed. Reduce sample rate or start a new log.
french:
Le fichier journal en cours a atteint la taille maximale autorisée. Réduisez la fréquence d'échantillonnage ou démarrez un nouveau fichier journal.

german:
Die aktuelle Protokolldatei hat ihre maximale Größe erreicht. Reduzieren Sie das Messintervall oder starten Sie eine neue Protokolldatei.

portuguese:
O registo atual atingiu o valor máximo permitido. Reduz a frequência de amostragem ou iniciar um novo registo.

italian:
Il file di registrazione corrente ha raggiunto la dimensione massima consentita. Ridurre la frequenza di campionamento o iniziare un nuovo file.


spanish: Sensor Calibration is out of specification limits. Maintenance or replacement could be necessary.
french: Sensor Calibration is out of specification limits. Maintenance or replacement could be necessary.
german: Sensor Calibration is out of specification limits. Maintenance or replacement could be necessary.
portuguese: Sensor Calibration is out of specification limits. Maintenance or replacement could be necessary.
italian: Sensor Calibration is out of specification limits. Maintenance or replacement could be necessary.
chinese: Sensor Calibration is out of specification limits. Maintenance or replacement could be necessary.
japanese: Sensor Calibration is out of specification limits. Maintenance or replacement could be necessary.
english:
Failed, sensor Calibration is out of specification limits.  Maintenance or replacement could be necessary.


# systemString

chinese: {0} 读数不稳定。 确保环境稳定，且在校准之前 {0} 标准液已充分混合。
japanese: {0} の読み取り値が安定していません。 校正前に環境が安定していて、{0} 標準液が完全に混合されていることを確認してください。
english:
{0} reading is not stable. Make sure that the environment is stable and that the {0} standard has been thoroughly mixed before calibration.

spanish:
La lectura de {0} no es estable. Asegúrese de que el entorno es estable y de que los estándares de {0} se han mezclado minuciosamente antes de la calibración.

french:
La lecture de {0} n'est pas stable. Assurez-vous que l'environnement est stable et que la solution {0} a été soigneusement mélangée avant étalonnage.

german:
Messwert {0} ist nicht stabil. Achten Sie darauf, dass die Umgebung stabil ist und dass der Standard {0} vor der Kalibrierung gründlich durchmischt wurde.

portuguese:
{0} leitura não está estável. Certifique-se de que o ambiente esteja estável e de que o {0} padrão foi completamente misturado antes da calibração.

italian:
La lettura {0} non è stabile. Assicurarsi che l'ambiente sia stabile e che lo standard {0} sia stato miscelato accuratamente prima della calibrazione.

ste:
{0} reading is not stable. Make sure that the environment is stable and that the {0} standard has been thoroughly mixed before calibration.


english: This will cancel the current calibration without saving the results. Continue?
spanish: Esto cancelará la calibración actual sin guardar los resultados. ¿Desea continuar?
french: Ceci aura pour effet d'annuler l'étalonnage actuel sans enregistrer les résultats. Continuer ?
portuguese: Isto cancelará a calibração atual sem salvar os resultados. Continuar?
italian: In questo modo si annulla l'attuale calibrazione senza salvare i risultati. Continuare?
chinese: 这将取消当前校准且不保存结果。 是否继续？
japanese: こうすると、結果を保存せずに現在の校正がキャンセルされます。 続行しますか?
ste: This will cancel the current calibration without saving the results. Continue?
german:
Dadurch wird die aktuelle Kalibrierung abgebrochen, die Ergebnisse werden nicht gespeichert. Fortfahren?


english: Put the sensor in a calibration standard or secondary standard. Enter the standard value below.
french: Mettre le capteur dans une solution d'étalonnage. Saisissez ci-dessous la valeur de la solution.
chinese: 在校准杯中注入校准标准液。 在下方输入标准值。
japanese: 校正容器に校正用標準液を満たします。 以下に標準値を入力します。
ste: Put the sensor in a calibration standard or secondary standard. Enter the standard value below.
spanish:
Rellene la cubeta de calibración con el estándar de calibración. Indique el valor estándar a continuación.

german:
Platzieren Sie den Sensor im Kalibrierstandard oder in dem zweiten Kalibrierstandard. Geben Sie den Standardwert unten ein.

portuguese:
Coloque o sensor em uma solução de calibração ou solução secundária. Digite o valor da solução de calibração a seguir.

italian:
Riempire la coppa di calibrazione con lo standard di calibrazione. Immettere il valore standard sotto.


chinese: 在手动校准模式中，用户必须在每个校准步骤结束时手动保存报告值。 自动校准模式将在每个校准步骤结束时等到值稳定后自动保存报告值。
japanese: 手動校正モードでは、各校正手順の終了時に、レポートされた値を手動で保存する必要があります。 自動校正モードでは、各校正手順の終了時にレポートされた値が安定している場合、その値が自動的に保存されます。
english:
In manual calibration mode it is necessary for the user to manually save the reported value at the end of each calibration step. Auto calibration mode will automatically save the reported value after the value is stable at the end of each calibration step.

spanish:
En el modo de calibración manual es necesario que el usuario guarde manualmente el valor indicado al final de cada paso de calibración. El modo de calibración automática guarda automáticamente el valor indicado una vez que el valor sea estable al final de 

french:
En mode d'étalonnage manuel, l'utilisateur doit enregistrer manuellement la valeur déclarée à la fin de chaque étape d'étalonnage. L'étalonnage automatique permet d'enregistrer automatiquement la valeur déclarée, une fois stable, à la fin de chaque étape d

german:
Im manuellen Kalibrierungsmodus muss der Benutzer den am Ende jedes Kalibrierungsschrittes gemeldeten Wert manuell speichern. Im automatischen Kalibrierungsmodus wird der gemeldete Wert automatisch gespeichert, sobald dieser am Ende jedes Kalibrierungsschr

portuguese:
No modo de calibração manual, é necessário que o usuário salve manualmente o valor indicado no final de cada etapa de calibração. O modo de calibração automática salvará automaticamente o valor indicado depois que o valor estiver estável no final de cada e

italian:
In modalità calibrazione manuale è necessario salvare manualmente il valore riportato al termine di ciascuna fase di calibrazione. In modalità calibrazione automatica, il valore riportato verrà salvato automaticamente una volta che il valore risulta stabil

ste:
In manual calibration mode it is necessary for the user to manually save the reported value at the end of each calibration step. Auto calibration mode will automatically save the reported value after the value is stable at the end of each calibration step.


english: The connection to the {0} has been lost. Please reconnect the {1} or save your work and exit.
spanish: La conexión a {0} se ha perdido. Vuelva a conectar {1} o guarde el trabajo y salga.
french: La connexion à {0} a été perdue. Reconnecter le {1} ou enregistrer votre travail et quitter.
portuguese: A conexão com o {0} foi perdida. Reconecte o {1} ou salve seu trabalho e saia.
italian: La connessione a {0} è stata interrotta. Riconnettersi a {1} o salvare il lavoro e uscire.
chinese: 已丢失 {0} 连接。 请重新连接 {1} 或保存您的工作并退出。
japanese: {0} との接続が切断されます。 {1} に再接続するか、作業を保存して終了してください。
ste: The connection to the {0} has been lost. Please reconnect the {1} or save your work and exit.
german:
Die Verbindung mit {0} wurde unterbrochen. Stellen Sie die Verbindung mit {1} wieder her, oder speichern Sie Ihre Arbeit und beenden Sie die Anwendung.


english: The calibration has failed. Please cancel to start over. Verify you have the correct standards.
french: L'étalonnage a échoué. Annuler pour recommencer. Vérifier que les solutions sont correctes.
portuguese: A calibração falhou. Cancele para começar novamente. Verifique se você tem os padrões corretos.
italian: Calibrazione non riuscita. Annulla e riavvia. Verificare che gli standard siano corretti.
chinese: 校准失败。 请取消以重新开始。 验证您的标准液是否正确。
japanese: 校正に失敗しました。 キャンセルしてやり直してください。 標準液が正しいことを確認してください。
ste: The calibration has failed. Please cancel to start over. Verify you have the correct standards.
spanish:
La calibración ha fallado. Cancele para volver a empezar. Verifique que tiene los estándares correctos.

german:
Die Kalibrierung ist fehlgeschlagen. Brechen Sie ab, um von vorn zu beginnen. Überprüfen Sie, ob Sie über die richtigen Standards verfügen.


chinese: 您的传感器显示超出范围错误，可能需重置。 重置之后，必须成功校准以确保操作正常。 重置将清除设备上的当前校准、维护日期及自定义安装设置。
english:
Your sensor is showing an out of range error and it may be necessary to reset. After this reset a calibration must succeed for proper operation. This reset will remove current calibrations, maintenance dates and custom setup settings on the device.

spanish:
El sensor muestra un error de fuera de rango y es posible que sea necesario reiniciar. Después de este reinicio, se debe realizar la calibración correctamente para que el funcionamiento sea satisfactorio. Este reinicio eliminará las calibraciones actuales,

french:
Votre capteur indique une erreur de dépassement de plage et il peut être nécessaire de le réinitialiser. Pour un bon fonctionnement, un étalonnage doit être réalisé après cette réinitialisation. Cette réinitialisation va supprimer les étalonnages actuels, 

german:
Der Sensor zeigt einen „außerhalb des Bereichs“-Fehler an und muss ggf. zurückgesetzt werden. Nach dieser Rücksetzung muss eine Kalibrierung durchgeführt werden, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Durch diese Rücksetzung werden alle aktuellen Kali

portuguese:
Seu sensor está mostrando um erro fora do intervalo e será necessário restaurar. Para um funcionamento adequado, execute uma calibração após essa restauração. Esta restauração removerá as calibrações, as datas de manutenção e as configurações personalizada

italian:
Il sensore mostra un errore fuori gamma e potrebbe essere necessario il ripristino. Dopo questo ripristino, per un funzionamento adeguato, la calibrazione deve essere eseguita correttamente. Il ripristino rimuove le calibrazioni attuali, le date di manuten

japanese:
センサーが範囲外エラーを示しており、リセットしなければならない可能性があります。 適切に作動させるには、このリセット後、校正に成功する必要があります。 このリセットを行うと、デバイス上の現在の校正、メンテナンス日、およびカスタム設定が削除されます。

ste:
Your sensor is showing an out of range error and it may be necessary to reset. After this reset a calibration must succeed for proper operation. This reset will remove current calibrations, maintenance dates and custom setup settings on the device.


chinese: 如果校准仍然有效，在保存校准验证之前可输入用户名和日志备注。
japanese: 校正が引き続き有効な場合は、校正の検証を保存する前に [ユーザー名] および [ログノート] を入力できます。
english:
To save the results in the calibration history and to keep the scheduled calibration date, click Keep Calibration Date. To save the results in the calibration history and to extend the calibration date by the calibration interval, click Extend Calibration Date. To save the results in the calibration history and to keep the scheduled calibration date and to go to the calibration screen, click Recalibrate Now.Optional: In the User Name field, select the user that did the calibration check. In the Log Note field, enter a note for the calibration check.

spanish:
Si la calibración sigue siendo válida, se puede introducir un nombre de usuario y una nota de registro antes de guardar la verificación de calibración.

french:
Pour sauvegarder les résultats dans l'historique de calibration et pour conserver la date planifiée de calibration, cliquez sur Date de Calibration. Pour sauvegarder les résultats dans l'historique de calibration et pour reporter la date planifiée de calibration d'une durée égale à l'intervalle de calibration, cliquez sur Reportez la Date de Calibration. Pour sauvegarder les résultats dans l'historique de calibration, conserver la date planifiée de calibration et atteindre l'écran de calibration, cliquez sur Recalibrer maintenant.ptionel: dans le champ Nom d'Utilisateur, sélectionnez l'utilisateur qui a vérifié la calibration. Dans le champ Note, entrez une note relative à la vérification de calibration.

german:
Um die Ergebnisse im Kalibrierverlauf zu speichern und das geplante Kalibrierdatum zu behalten, klicken Sie auf Kalibrierdatum halten. Um die Ergebnisse im Kalibrierverlauf zu speichern und das Kalibrierdatum um das Kalibrierintervall zu verlängern, klicken Sie auf  Kalibrierdatum verlängern. Um die Ergebnisse im Kalibrierverlauf zu speichern und das geplante Kalibrierdatum zu behalten, und zum Kalibrierbildschirm zu gehen, klicken Sie auf Jetzt neu kalibrieren. Optional: Im Feld Benutzername, wählen Sie den Benutzer, der die Überprüfung der Kalibrierung duchgeführt hat. Im Feld Protokoll Notiz, geben Sie einen Hinweis für die Überprüfung der Kalibrierung ein.

portuguese:
Para guardar os resultados no histórico de calibração e para manter a data de calibração programada, selecione em Manter Data do Calibração. Para guardar os resultados no histórico de calibração e para prorrogar a data de calibração do intervalo de calibração, selecione em Estender Data de Calibração. Para guardar os resultados na história de calibração, e para manter a data de calibração programada, e ir  a tela de calibração, selecione Recalibrar Agora. Opcional: No campo Nome do Usuário, selecione o usuário que fez a verificação de calibração. Em o campo Registo Nota, insira uma nota para a verificação da calibração.

italian:
Per salvare i risultati nello storico delle calibrazioni e mantenere la data di taratura prevista, fare clic su Mantieni Data di Calibrazione. Per salvare i risultati nello storico delle calibrazioni e prorogare la data di calibrazione, fare clic su Estendi Data di Calibrazione. Per salvare i risultati nello storico delle calibrazioni  e mantenere la data di calibrazione programmata e per andare alla schermata di calibrazione, fare clic su Ricalibra adesso. Opzionale: Nel campo Nome utente, selezionare l'utente che ha fatto il controllo della calibrazione. Nel campo Note Log, inserire una nota per il controllo della calibrazione.

ste:
If the calibration is still valid a User Name and Log Note can be entered before saving the calibration verification.


english: Reset
spanish: Reiniciar
french: Réinitialiser
german: Rücksetzung
portuguese: Restaurar
chinese: 重置
japanese: リセット
ste: Reset
italian:
Opzionale: Nel campo Nome utente, selezionare l'utente che ha fatto il controllo della calibrazione. Nel campo Note Log, inserire una nota per il controllo della calibrazione.


english: Factory Reset
spanish: Reinicio de fábrica
french: Réinitialisation des paramètres d'usine
german: Werkseitige Rücksetzung
italian: Ripristino impostazioni di fabbrica
chinese: 恢复出厂设置
japanese: 出荷時の状態にリセット
ste: Factory Reset
portuguese:
Opcional: No campo Nome do Usuário, selecione o usuário que fez a verificação de calibração. No campo Log Note, insira uma nota para a verificação da calibração.


chinese: 恢复出厂设置会将所有校准、校准日期、维护日期及传感器设置强制恢复为出厂默认值。
japanese: [出荷時の状態にリセット] すると、すべての校正、校正日、メンテナンス日、およびセンサー設定が出荷時のデフォルト状態に設定されます。
english:
Factory Reset forces all calibrations, calibration dates, maintenance dates, and sensor settings to factory defaults.

spanish:
El reinicio de fábrica restablece los valores predeterminados de fábrica de todas las calibraciones, fechas de calibración, fechas de mantenimiento y ajustes del sensor.

french:
La réinitialisation des paramètres d'usine restaure les étalonnages, les dates d'étalonnage, les dates de maintenance et les réglages du capteur selon les paramètres d'usine par défaut.

german:
Durch die werkseitige Rücksetzung werden alle Kalibrierungen, Kalibrierungsdaten, Wartungsdaten und Sensoreinstellungen auf die Einstellungen ab Werk zurückgesetzt.

portuguese:
Restaurar para os padrões de fábrica retorna todas as calibrações, datas de calibração, datas de manutenção e configurações do sensor aos padrões de fábrica.

italian:
Il Ripristino impostazioni di fabbrica forza tutte le calibrazioni, le date di calibrazione, le date di manutenzione e le impostazioni del sensore ai valori predefiniti in fabbrica.

ste:
Factory Reset forces all calibrations, calibration dates, maintenance dates, and sensor settings to factory defaults.


chinese: 所有校准、校准日期、维护日期及传感器设置将丢失。 您是否确定继续？
japanese: すべての校正、校正日、メンテナンス日、およびセンサー設定は失われます。 続行してもよろしいですか?
english:
All calibrations, calibration dates, maintenance dates, and sensor settings will be lost.  Are you sure you want to continue?

spanish:
Todas las calibraciones, fechas de calibración, fechas de mantenimiento y ajustes del sensor se perderán.  ¿Está seguro de que desea continuar?

french:
Les étalonnages, les dates d'étalonnage, les dates de maintenance et les réglages du capteur seront tous perdus.  Voulez-vous vraiment continuer ?

german:
Alle Kalibrierungen, Kalibrierungsdaten, Wartungsdaten und Sensoreinstellungen gehen verloren.  Möchten Sie wirklich fortfahren?

portuguese:
Todas as calibrações, datas de calibração, datas de manutenção e configurações do sensor serão perdidas.  Tem certeza de que deseja continuar?

italian:
Tutte le calibrazioni, le date di calibrazione, le date di manutenzione e le impostazioni del sensore andranno perdute.  Continuare?

ste:
All calibrations, calibration dates, maintenance dates, and sensor settings will be lost.  Are you sure you want to continue?


english: Calibration Done: Device Address={0}, Component #{1}, Calibration #{2}, Status={3}, Diagnostic={4}
chinese: 校准完成：设备地址={0}，部件 #{1}，校准 #{2}，状态={3}，诊断={4}
japanese: 校正完了: デバイスアドレス ={0}、コンポーネント #{1}、校正 #{2}、ステータス ={3}、診断 ={4}
ste: Calibration Done: Device Address={0}, Component #{1}, Calibration #{2}, Status={3}, Diagnostic={4}
spanish:
Calibración realizada: dirección del dispositivo={0}, Componente #{1}, Calibración #{2}, Estado={3}, Diagnóstico={4}

french:
Etalonnage terminé : Adresse du dispositif={0}, Numéro composant {1}, Numéro étalonnage {2}, Statut={3}, Diagnostic={4}

german:
Kalibrierung fertig: Geräteadresse={0}, Komponente #{1}, Kalibrierung #{2}, Status={3}, Diagnose={4}

portuguese:
Calibração concluída: Endereço de dispositivo={0}, Componente nº {1}, Calibração nº {2}, Status={3}, Diagnóstico={4}

italian:
Calibrazione completata: Indirizzo dispositivo={0}, Componente #{1}, Calibrazione #{2}, Stato={3}, Diagnostica={4}


english: NOTE: Parameters can be reordered by moving column headers in the table.
spanish: NOTA: Los parámetros pueden reordenarse desplazando los encabezados de columna en la tabla.
french: REMARQUE : les paramètres peuvent être réorganisés en déplaçant les en-têtes de colonne du tableau.
portuguese: OBSERVAÇÃO: Os parâmetros podem ser reordenados movendo os cabeçalhos das colunas na tabela.
italian: NOTA: i parametri possono essere riordinati spostando le intestazioni di colonna nella tabella.
chinese: 注：通过移动表中的列标题可对参数重新排序。
japanese: 注: 表の列ヘッダーを移動して、項目名を並べ替えることができます。
ste: NOTE: Parameters can be reordered by moving column headers in the table.
german:
HINWEIS: Parameter können neu angeordnet werden, indem die Spaltenüberschriften in der Tabelle verschoben werden.


chinese: 如果传感器精度未下降，传感器校核在校准到确认之间被做。将传感器放进校准标准或者二级标准之中。
english:
A sensor calibration check is done between calibrations to identify if a sensor is still accurate.  Put the sensor in a calibration standard or secondary standard.   Use a calibration standard or secondary standard with a value that is known and trusted.  Enter the standard value below.  Click Next.

spanish:
A sensor calibration check is done between calibrations to identify if a sensor is still accurate.  Put the sensor in a calibration standard or secondary standard.   Use a calibration standard or secondary standard with a value that is known and trusted.  Enter the standard value below.  Click Next.

french:
Une vérification de calibration capteur est réalisée entre des calibrations pour vérifier si le capteur est toujours précis. Plongez le capteur dans une solution étalon, ou dans un étalon secondaire dont la valeur est connue et fiable. Entrez la valeur de la solution ci-dessous. Cliquez sur Suivant.

german:
Eine Sensor Kalibrierprüfung wird zwischen den Kalibrierungen durchgeführt, um festzustellen, ob ein Sensor immer noch genau ist. Platzieren Sie den Sensor in einem Kalibrierstandard oder sekundären Standard. Verwenden Sie ein Kalibrierstandard oder sekundären Standard mit einem Wert, der bekannt und vertrauenswürdig ist. Geben Sie den Standardwert unten ein. Klicken Sie auf Weiter.

portuguese:
 A verificação da calibração do sensor é feito entre as calibrações para identificar se um sensor ainda é preciso. Coloque o sensor em uma solução de calibração ou solução secundário. Use uma solução de calibração ou solução secundário com um valor que é conhecido e confiável. Digite o valor standard a seguir. Selecione Avançar.

italian:
Un controllo di calibrazione del sensore si fa tra tarature per identificare se un sensore è ancora preciso. Mettere il sensore in uno standard di calibrazione o secondario. Utilizzare uno standard di calibrazione o secondario con un valore che è noto. Inserire il valore standard di seguito. Fare clic su Avanti.

japanese:
A sensor calibration check is done between calibrations to identify if a sensor is still accurate.  Put the sensor in a calibration standard or secondary standard.   Use a calibration standard or secondary standard with a value that is known and trusted.  Enter the standard value below.  Click Next.

ste:
A sensor calibration check is done between calibrations to identify if a sensor is still accurate.  Put the sensor in a calibration standard or secondary standard.   Use a calibration standard or secondary standard with a value that is known and trusted.  Enter the standard value below.  Click Next


